Copyright: Acterna FST-2802 帮助。版权所有 _ 2004 Acterna, LLC. 保留所有权利。


欢迎

欢迎使用 FST-2802 TestPad 千兆以太网服务模块， 该模块是测试和验证以太网和光纤通道网络单元和服务的理想通信解决方案。

相关主题

• 关于 FST-2802 TestPad	• 导览
• 使用入门	• 基本操作
• 基本测试	• 串行连接和网络连接
• 以太网测试	• 光纤通道测试
• 测试结果	• 故障排除
• 规格


关于 FST-2802 TestPad

由于便于携带且使用方便， FST-2802 特别适合现场使用。作为 Acterna TestPad 2000 系列产品之一， FST-2802 有一个易于使用的触摸屏用户界面， 简化了测试设置并减少了测试配置时间。图标界面便于学习， 而且大显示屏为测试结果的显示提供了充足的空间。

相关主题
• 新增功能与特性	• 配置和选件
• 功能和性能	• 附件
• FST-2802 附带部件	• 获取技术帮助
• 关于 FST-2802 帮助


FST-2802 附带部件

FST-2802 附带下列部件：

•	FST-2802 应用程序模块。应用程序模块连接到 UIM， 用于测试 1G 以太网链路。还有用于测试 10BaseT/100BaseT 以太网、 1G 光纤通道和 2G 光纤通道链路的选件。还可以购买可选的双端口配置以同时从两个端口生成和分析以太网或光纤通道流量。

•	用户文档。FST-2802 配有一本《用户指南》和一个全面的帮助系统。

在测试之前， 必须将 FST-2802 连接到 FST-2000 用户界面模块 (UIM)， 该模块需单独订购（部件号 2000-V6）。UIM 配有一个 VGA 显示屏、 一个电池和一个用来向 TestPad 供电的交流适配器。UIM 还配有一条可连接到 USB/串行端口的 Y 形缆线， 用于将 USB 和串行设备连接到 FST-2802。

相关主题

• 新增功能与特性	• 配置和选件
• 功能和性能	• 附件


新增功能与特性

FST-2802 对以前版本的 TestPads 进行了显著的增强。主要变更如下所示：

• BER 测试	• 1G 和 2G 光纤通道测试	• 双端口配置
• 用于以太网测试的 THRU 模式	• 可选千兆以太网和光纤通道 GBIC	• 可选铜缆千兆以太网GBIC
• 可选单模长距离 GBIC

相关主题

• 功能和性能	• FST-2802 附带部件
• 配置和选件	• 附件


功能和性能

FST-2802 提供供应以太网或光纤通道服务、 验证端到端连通性、 通过仿真不同流量条件分析链路性能所需的工具。

FST-2802 的功能和性能如下所示：

• 流量发送	• 过滤流量	• 链路状态
• 验证端到端连通性	• 链路利用率和吞吐能力验证	• 识别故障接口的问题
• 环路时延测量	• 服务中断时间测量	• 模式传送
相关主题

• 以太网功能	• 光纤通道功能
• FST-2000 功能	• 配置和选件
• 新增功能与特性	• FST-2802 附带部件
• 附件


以太网功能

除标准功能外， 用 FST-2802 进行以太网测试时还可使用以下功能：

• 自动协商	• 帧验证	• 超长帧
• 环回帧生成	• IP Ping 测试	• RFC 2544 脚本
• 用户指定的源 MAC 地址
相关主题

• 功能和性能	• 光纤通道功能
• FST-2000 功能	• 配置和选件
• 新增功能与特性	• FST-2802 附带部件
• 附件


光纤通道功能

除标准功能以外， 用 FST-2802 进行光纤通道测试时还有以下功能：

• 帧验证	• 环回测试
相关主题

• 功能和性能	• 以太网功能
• FST-2000 功能	• 配置和选件
• 新增功能与特性	• FST-2802 附带部件
• 附件


FST-2000 功能

FST-2802 使用 Acterna FST-2000 TestPad 版本 6 用户界面模块 (UIM)， 该 UIM 在 Windows XP 操作系统下运行。FST-2000 提供各种连接工具， 便于更有效地进行安装和排除故障。也提供选件和附件， 用于和 TestPad 建立网络连接。使用 TestPad 可访问本地 Web 浏览器或仿真 VT-100 终端。FST-2000 的标准功能包括：

• 打印能力	• 通过电子邮件发送配置和结果	• PDF 文件阅读浏览器
• 命令行远程控制	• 远程 GUI	• VNC 查看器
• FTP	• FST-2802 帮助
相关主题

• 功能和性能	• 以太网功能
• 光纤通道功能	• 配置和选件
• 新增功能与特性	• FST-2802 附带部件
• 附件


配置和选件

订购 FST-2802 时， 需要指出是单端口还是双端口配置：

•	单端口配置（部件号 2802-GIGE）用于通过一个 GBIC 端口测试 1G 以太网。

•	双端口配置（部件号 2802-DUAL）用于通过两个 GBIC 端口测试 1G 以太网。

可购买 FST-2802 的可选接口， 包括 10/100 BaseT 以太网接口、 1G 光纤通道接口和 2G 光纤通道接口， 以扩展测试能力。FST-2000 用户界面模块 (UIM) 还有选件可供选择， 这些选件用于启动 Web 浏览器、 仿真 VT-100 终端、 从远程设备运行 GUI， 或用测试脚本进行自动测试。

相关主题

• FST-2000 选件	• FST-2802 选件
• FST-2802 附带部件	• 附件


FST-2000 选件

FST-2000 TestPad 选件提供的功能适合连接到 TestPad 的任何应用程序。

FST-2000 TestPad 提供以下选件：

• Web 浏览器	• VT100 仿真
• 应用测试程序脚本	• 网络连接功能
相关主题

• FST-2802 选件	• FST-2802 附带部件


Web 浏览器
Web 浏览器（部件号 2000-WEB）。使用此选件， 您可以在 FST-2802 上启动 Web 浏览器以访问互联网或公司内部网中的信息。


VT100 仿真
VT100 仿真（部件号 2000-VT100）。使用此选件， FST-2802 可仿真 VT100 终端。此选件包含一条 DB-9 母插头至 DB-9 公插头缆线， 用于通过串行端口连接 VT100 仿真。


应用测试程序脚本
应用测试程序脚本（部件号 2000-SCR）。使用此选件， 您可以用 Tcl/Tk 脚本语言编写自己的测试脚本， 并使您的测试流程自动化和标准化。


网络连接功能
网络连接功能（部件号 2000-NET）。使用此选件， 您可以为各种应用程序建立与 FST-2802 的网络连接。


FST-2802 选件

FST-2802 TestPad 选件提供的功能只适合 FST-2802； 如果将不同的应用模块连接到 FST-2000 UIM， 则此功能不能运行。

FST-2802 提供以下应用模块选件：

• 10/100 接口	• 1G 光纤通道接口	• 2G 光纤通道接口
• 虚拟局域网 (VLAN) 标签	• 第二层 IP 地址过滤器
相关主题

• FST-2000 选件	• FST-2802 附带部件


附件

您可以为 FST-2802 购买附件， 例如用于测试千兆以太网和光纤通道链路的 GBICS、 用于建立远程连接的卡和缆线以及打印机。要为 FST-2802 订购附件， 请与 Acterna 客户中心联系。

相关主题

• GBIC 附件	• 连接附件
• 打印附件	• 其他附件


GBIC 附件

以下 GBIC 附件可用于测试千兆以太网和光纤通道链路。

• 多模千兆以太网	• 单模长距离千兆以太网	• 多模千兆以太网和光纤通道
• 单模千兆以太网	• 铜缆千兆以太网	• 单模千兆以太网和光纤通道
	注意： Acterna 作为附件提供的可选多模、 单模和铜缆 GBIC 符合 5.5 修订版 GBIC 规范。单模长距离 GBIC 符合 5.4 修订版 GBIC 规范。有关详细规范， 请访问 GBIC 制造商的站点。
相关主题

• 打印附件	• 其他附件
• 连接附件


连接附件

FST-2802 有以下连接附件可供使用：

• DB-9 母插头至 DB-9 母插头串口通信线	• 串行 PCMCIA 卡	• 模拟拨号调制解调器 PCMCIA 卡
• RJ-11 电话线（备用）	• 以太网 10/100 Base-T LAN PCMCIA 卡	• 以太网 LAN 网线（备用）
• 802.11b 无线 LAN PCMCIA 卡	• 蓝牙无线 PCMCIA 卡	• USB 直接连接缆线
• 以太网跳线	• Y 型缆线（备用）	• 以太网 Type III LAN 卡
相关主题

• 打印附件	• 其他附件
• GBIC 附件


打印附件

FST-2802 有以下打印附件可供使用：

• 串行打印机	• DB-9 母插头至 DB-9 公插头缆线	• DB-9 母插头至 DB-25 公插头缆线
• USB 打印机
相关主题

• 连接附件	• 其他附件
• GBIC 附件


其他附件

除连接附件和打印附件外， 还可以为 FST-2802 订购以下附件：

• USB 鼠标	• USB 便携式键盘	• USB 集线器
• 2.5mm 耳机	• ATA PCMCIA 存储卡
相关主题

• 打印附件	• 连接附件
• GBIC 附件


获取技术帮助

如果需要帮助或有与 FST-2802 的使用相关的问题， 请致电或发送电子邮件至 Acterna 公司的技术帮助中心以获得客户支持。在非办公时间， 可以通过以下方式之一请求帮助：在您所在地区的技术帮助语音信箱中留言； 发送电子邮件至：北美技术帮助中心（邮箱地址 tac@acterna.com）， 欧洲技术帮助中心（邮箱地址为 support.uk@acterna.com）； 或在 www.acterna.com 通过我们的在线技术帮助请求表提交您的请求。

• 美洲	• 巴西	• 澳洲
• 欧洲、 非洲和中东	• 亚太地区	• 其他国家和地区
相关主题

• 关于 FST-2802 帮助


关于 FST-2802 帮助

FST-2802 帮助专为帮助您成功使用 FST-2802 TestPad 的功能和性能而设计。帮助系统包含说明如何设置、 配置和使用 FST-2802 TestPad 的一系列任务说明。帮助系统还提供详细的索引和测试结果描述。

我们假定您拥有基本的计算机、 鼠标/轨迹球和网络经验， 并且熟悉基本的通信概念和术语。

	注意： 在大多数情况下， FST-2802 帮助中文版中的主题是准确且最新的。但是， 在极少情况下， 也有可能中文主题未更新， 未反映出最新的软件修改情况。如有这种情况， 请参阅 FST-2802 帮助英文版的相同主题。
相关主题

• FST-2802 帮助导航	• 显示结果描述
• 使用索引	• 退出帮助


FST-2802 帮导航助
FST-2802 帮助导航

在显示某帮助主题的 FST-2802 帮助窗口后， 可通过几种方式转到其他主题。大多数主题含有突出显示的绿色链接。这些链接出现在帮助主题的正文中或主题结尾处。要查看某链接的帮助主题， 通过点击链接或用鼠标单击即可选择之。链接的帮助主题即出现。

帮助窗口的按钮栏上还提供“后退”、 “下一个”和“目录”按钮， 供您在可用主题之间导航。

•	要查看一系列相关主题中的下一个帮助主题， 使用“下一个”按钮。

•	要回到浏览过的上一个主题， 使用“后退”按钮。

•	要返回到“欢迎”主题（用作 FST-2802 帮助的目录）， 使用“目录”按钮。

最后， 您可以使用按钮栏上的“索引”和“结果”按钮导航到特定的主题和结果描述中。

相关主题

• 使用索引	• 显示结果描述
• 关于 FST-2802 帮助


使用索引

可以用索引在帮助系统中找出特定的主题。按“索引”按钮时， 索引在一个列表框中列出帮助主题的关键字。要查找某主题， 指定一个主题（或多个主题）的关键字， 然后主题将显示出来。

使用索引

1	在帮助窗口的按钮栏上， 选择“索引”。索引出现。

2	可选操作。启动屏幕键盘或将键盘连接到 TestPad。

3	执行下列操作之一：

•	如果启动屏幕键盘或将键盘连接到 TestPad， 在第一个字段中， 输入主题的关键字。索引中与您输入的字或主题一致的第一个关键字出现在列表框中。

•	如果没有键盘， 滚动关键字列表， 直到找到所需的关键字。

	使用索引（续）


使用索引

4	要选择关键字， 执行下列操作之一：

•	如果启动了屏幕键盘或将键盘连接到 TestPad， 按 Enter 键。

•	用触笔敲击键盘两次。

如果有一个主题与关键字相关， 该主题将出现。如果有多个主题与关键字相关， 则将出现列出各主题的菜单。要查看某个主题， 可从此菜单中选择。

	注意： 如果用索引显示弹出主题（如结果描述或 BERT 模式描述）， 则“后退”和“下一个”按钮可能不能正常使用。要从弹出主题导航到另一个主题， 可使用“目录”、 “索引”或“结果”按钮。
相关主题

• 连接 USB 设备	• 使用屏幕键盘
• 关于 FST-2802 帮助	• 显示结果描述


显示结果描述

可以用 Acterna FST-2802 帮助窗口上的“结果”按钮查找各个 FST-2802 测试结果的描述。选择该按钮时， 结果描述主题出现， 在主题的顶部列出每种结果类别的按钮。要查看结果描述， 按“结果类别”按钮， 然后选择结果。描述将出现在一个弹出窗口中。

显示结果描述

1	在帮助窗口的按钮栏上， 选择“结果”。结果描述主题出现。

2	在按钮栏上选择结果类别。主题将显示该类别的结果列表。

3	要在弹出窗口中显示描述， 选择结果。要关闭弹出窗口， 选择主帮助窗口。

相关主题

• 关于测试结果	• 查看测试结果
• 结果描述	• 关于 FST-2802 帮助


退出帮助

要退出帮助， 执行下列操作之一：

•	在按钮栏上选择“退出帮助”。

•	按帮助窗口右上角的“关闭 (x)”按钮。

帮助窗口关闭， FST-2802 用户界面出现。

相关主题

• 获取技术帮助	• 关于 FST-2802 帮助


使用入门

用 FST-2802 进行测试之前， 需要为 TestPad 接通电源。还可能需要指定 FST-2802 的设置参数， 也可以将键盘或鼠标连接到 TestPad。

相关主题

• 为 FST-2802 接通电源	• 连接和更换应用模块
• 设置 FST-2802	• 连接 USB 设备
• 维护电池


为 FST-2802 供电
为 FST-2802 接通电源

通过电池或交流适配器为 FST-2802 接通电源。要用适配器接通电源， 应将适配器插入 FST-2802 底部面板上的 DC IN 插孔。有关电源规格的详情， 参阅电气规格。

警告：

可能会损坏装置。切勿将 Acterna FST-2000 用户接口模块 (UIM) 随附的适配器用于标有 TTC 2000 或 TestPad 2000 的旧式 UIM。切勿将旧式 UIM 随附的适配器用于 Acterna FST-2000 UIM。

为 TestPad 接通电源

•	将电源开关打到 ON 位置。

TestPad 接通电源时， 前面板上的 Power 指示灯呈绿灯亮起。

相关主题

• 查看按钮面板	• 设置 FST-2802


连接和更换应用模块

连接应用模块涉及将模块与 UIM 呈小角度对准， 接着将 UIM 插入应用模块插槽， 轻轻将应用模块转到与 UIM 平行的位置， 然后将应用模块滑入 UIM。

更换应用模块涉及松开 TestPad， 然后从 UIM 取下连接的应用模块， 并将新的应用模块安装到 UIM 上。

	注意： 与 6 版 UIM 兼容的 FST-2802 在应用模块背面标有“Version 6 Compatible”字样。 运行 3.0 版及更高版本软件的 FST-2802 应用模块需要 6 版或更高版本的 UIM。如果将运行 3.0 版及更高版本软件的 FST-2802 应用模块连接到旧式 UIM， 用户界面将出现一条消息， 指示您拆下应用模块并将其连接到新版的 UIM。
	连接和更换应用模块（续）


连接和更换应用模块

连接或更换应用模块

1	如果应用模块已经连接到 TestPad 且 TestPad 开机， 请关闭 TestPad。

2	如果正在更换应用模块， 逆时针转动应用模块前面的螺钉以松开应用模块； 否则进行第 4 步。

3	慢慢将应用模块从 UIM 拉出， 然后轻轻将 UIM 的右侧转到向上位置， 从而从 UIM 中取下应用模块。

	连接和更换应用模块（续）


连接和更换应用模块

4	在要连接的应用模块的背面， 验证其具有下列标签（表示应用模块与第 6 版或更高版本的 UIM 兼容）：

•	如果连接 FST-2802， 验证其上具有标有 “Version 6 UIM Compatible” 字样的标签。

•	如果连接任何其他应用模块， 验证其上具有标有 “FST-2000 INTEROPERABLE” 字样的标签。

5	当应用模块小角度放置时， 将 UIM 的右下角插入应用模块插槽底部边缘， 不超过 1/4 英寸。

6	轻轻将应用模块转到与 UIM 平行的位置。

注意：对 TESTPAD 有损坏

如果试图以另外的角度连接 UIM 和应用模块， 可能损坏 TestPad。在连接模块之前， 小心地将 UIM 和应用模块放置在平行位置。

	连接和更换应用模块（续）


连接和更换应用模块

7	将应用模块滑入 UIM， 始终保持两个模块平行。

8	顺时针旋转螺钉以紧固 TestPad。

TestPad 准备就绪， 可以使用。

	注意： TestPad 第一次开机时， UIM 和应用模块将用几分钟时间初始化软件。在初始化期间不要关闭电源， 否则可能会破坏文件。
相关主题

• 为 FST-2802 接通电源	• 设置 FST-2802


连接 USB 设备

可以将 USB 键盘、 鼠标或打印机连接到 TestPad。如果要同时使用多个 USB 设备， 可以将一个 USB 集线器连接到 TestPad， 然后将每个设备连接到集线器上的四个可用端口。

	注意： TestPad 还提供屏幕键盘， 使您可以通过敲击显示在触摸屏上的键盘上的按键进行输入。
将 USB 设备连接到 TestPad

1	打开 TestPad 电源。

2	将 Y 型缆线插入 USB/串行端口。此缆线提供一个 USB 连接器。

注意：

必须将 Y 型缆线插入 USB/串行端口才能将键盘、 鼠标、 打印机或集线器缆线连接到 USB 连接器。

	连接 USB 设备（续）


连接 USB 设备

3	执行下列操作之一：

•	要连接键盘或鼠标， 将键盘或鼠标线插入 Y 型缆线的 USB 连接器。

•	要连接 USB 打印机， 将打印机随附的打印机缆线一端插入打印机， 然后将另一端插入 Y 型缆线的 USB 连接器。

•	要连接 USB 集线器， 将集线器缆线插入 Y 型缆线的 USB 连接器， 然后将 USB 设备连接到集线器。

USB 设备连接完毕。

相关主题

• 设置 FST-2802	• 使用屏幕键盘


维护电池

TestPad 随机配有一个充电式镍氢 (NiMH) 电池。充足电的电池寿命视使用的功能类型而定。

如果电池未充足电即对 TestPad 接通电源， TestPad 将没有足够的电量， LOW BATTERY LED 将会亮起。可以用随附的交流适配器为 TestPad 接通电源并对电池重新充电。

相关主题

• 电池维护指南	• 查看电池电量状态
• 对电池进行充电	• 更换电池


电池维护指南

要延长电池寿命， 请遵守以下指南

•	将电池存放在阴凉干燥的清洁环境中。不要将电池留在汽车或卡车中， 特别是在天气极度炎热的时候。

•	第一次或长期存放之后使用 TestPad 时应使用交流适配器为 TestPad 接通电源。

•	在用电池为 TestPad 接通电源时， 检查电池的电量。

•	如果电池电量不足或电池经过长期存放， 用 Acterna 充电器为电池充电。不要使用未经认可的充电器。

	电池维护指南（续）


电池维护指南

•	在长期存放或 30 次循环使用后调节电池。要调节电池， 完全放完电池的电量， 然后将电池充足电， 如此重复三次。

•	如果在一个星期以上的时间内不准备使用 TestPad， 请取出电池。

•	在极热或极冷的环境下不要对电池进行充电。

•	如果电池电量耗尽并且不准备对电池重新充电， 请关闭 TestPad 的电源。

•	始终随身携带一个充足电的备用电池。

相关主题

• 查看电池电量状态	• 对电池进行充电
• 更换电池	• 维护电池


查看电池电量状态

查看电池电量状态

•	查看用户界面上的“电源状态”按钮。按钮用直方图和百分比显示当前的电量。

相关主题

• 电池维护指南	• 对电池进行充电
• 更换电池	• 维护电池


对电池进行充电

电池电量低于 25% 时， Low Battery LED 亮起。可用交流适配器对电池重新充电。

	注意： 电池的温度等外部条件可导致充电过程在电池充足电之前即中断。在 TestPad 接通电源时内部充电器可以运行； 但是， 为了确保充足电， 应关闭 TestPad， 取出交流适配器， 然后确定电池冷却到可以触摸的程度， 之后开始新的充电循环。
对电池进行充电

1	关闭 TestPad。

2	确定电池已冷却到可以触摸的程度。如果电池仍然较烫， 待电池冷却后再进行第 3 步。

	对电池进行充电（续）


对电池进行充电

3	要开始新的充电循环， 或重新开始中断的充电循环， 执行下列操作之一：

•	如果电池已经在 TestPad 中， 插入或重新插入交流适配器。

•	如果交流适配器已经插入， 将电池插入或重新插入 TestPad。

4	电池充电最多持续两个小时， 视电池当前的电量状态而定。

电池充电完毕。

相关主题

• 电池维护指南	• 更换电池
• 维护电池	• 查看电池电量状态


更换电池

以下程序说明如何更换 TestPad 中的电池。电池可以“热更换”， 即如果连接了交流电源， 可以更换电池而不会影响当前测试。

注意：有爆炸危险

如果用错误的电池类型进行更换， 则有爆炸危险。

用相同的或制造商推荐的同种类型的电池进行更换。根据制造商的指示处置旧电池。

更换电池

1	关闭 TestPad 或连接交流电源。

2	通过逆时针转动螺钉松开电池盖。

	更换电池（续）


更换电池

3	打开电池盖。

4	拉动拉绳以取出电池。

5	将新电池调准， 使其电极向上并指向电池舱。

6	确定可以在电池的顶端看到电极标记 (-) V D C (+)。

7	将新电池滑入电池舱， 直到电极卡入适当的位置。

电池底部应在电池舱内 0.25 英寸（0.635 厘米）左右。

8	合上电池盖， 然后通过顺时针转动螺钉锁紧电池盖。

	更换电池（续）


更换电池

9	如果 TestPad 已开机， 则可以恢复测试。如果 TestPad 已关机， 则可以开机恢复测试。

电池更换完毕。

相关主题

• 电池维护指南	• 查看电池电量状态
• 对电池进行充电	• 维护电池


设置 FST-2802

设定 FST-2802 涉及为远程 GUI 指定密码， 为 TestPad 指定各种设置， 例如日期和时间格式、 屏幕保护程序、 屏幕亮度和扬声器音量。还有可能涉及载入软件升级程序和选件。

相关主题

• 设置语言	• 设置屏幕保护程序
• 指定日期和时间设置	• 设置屏幕亮度
• 指定扬声器设置	• 定义自定义结果类别
• 指定远程 GUI 密码	• 恢复出厂缺省值
• 载入软件升级程序和选件


设置语言

设置 FST-2802 语言

1	选择 Tools > FST-2802 Settings

2	选择 Language 选项卡， 然后选择一种语言。

3	选择 Select & Reboot 按钮。

FST-2802 重新启动， 并用所选语言显示主菜单。

相关主题

• 设置 FST-2802


指定远程 GUI 密码

如果计划用远程 GUI 从远程 PC 或膝上型电脑控制 TestPad， 必须指定远程 GUI 密码以便安全访问 TestPad。每次初始化远程 GUI 会话时， 均要求输入密码。

缺省远程 GUI 密码为 acterna。

指定远程 GUI 密码

1	选择工具 > 连接。连接菜单出现。

2	选择 Remote GUI。Remote GUI Password 对话框出现。

3	在 Remote GUI Password 中输入最多八个字符的密码， 然后按确认。连接菜单出现， 远程 GUI 密码设置就绪。

相关主题

• 设置 FST-2802	• 使用远程 GUI


指定日期和时间设置

缺省情况下， TestPad 在打印文件上使用标准 MM/DD/YYYY 格式表示日期， 使用标准时:分:秒格式表示时间。可以随时更改日期、 时间或格式。

指定日期和时间设置

1	选择 Tools > TestPad Settings。一系列设置选项卡出现。

2	选择 Time/Date。

3	要指定设置， 进行下列操作：

•	要设置日期格式， 在 Set Date Format 中选择一个日期格式。

•	要设置时间格式， 在 Set Time Format 中选择一个时间格式。

	指定日期和时间设置（续）


指定日期和时间设置

•	要设置日期， 选择 Set Date 字段右边的箭头。一个日历出现。要从显示的月份和年份中选择日期， 简单地选择日期即可。要在日历中导航以从不同的月份或年份中选择日期， 用日历顶部的箭头显示月份， 然后选择日期。

•	要设置时间， 在 Set Time 中选择要修改的小时、 分钟或秒， 然后选择字段右边的向上或向下箭头以便以 1 为变化量相应增加或减少时间值。

4	按确认。

日期和时间设置完毕。

相关主题

• 设置 FST-2802


设置屏幕保护程序

TestPad 随机配有屏幕保护程序。可以将 TestPad 设置为启用屏幕保护程序， 或完全禁用屏幕保护程序。如果启用屏幕保护程序， 可以设定 TestPad 显示屏幕保护程序之前必须经过的时间以及在屏幕保护程序出现时显示黑屏或滚动消息。

设置屏幕保护程序

1	选择 Tools > TestPad Settings。一系列设置选项卡出现。

2	选择 Screen Saver。

	设置屏幕保护程序（续）


设置屏幕保护程序

3	如果不想启用屏幕保护程序， 在 Use a Screen Saver 下选择 Never， 然后进行第 5 步。

4	如果确实想启用屏幕保护程序， 进行下列操作：

a)	为 Use a Screen Saver 选择一个选项。

b)	选择一个屏幕保护样式：Blank Screen 或 Scrolling Message。

c)	如果选择 Scrolling Message， 选择 Edit 以显示 Enter new message 对话框， 然后输入消息。

d)	按确认返回到 Screen Saver 选项卡。

e)	选择经过多长时间屏幕保护程序就会出现。

f)	按确认。

5	屏幕保护程序设置完毕。

相关主题

• 设置屏幕亮度	• 设置 FST-2802


设置屏幕亮度

可以控制 TestPad 上的屏幕亮度。更高的亮度在查看用户界面时提供更好的清晰度。

设置屏幕亮度

1	选择 Tools > TestPad Settings。一系列设置选项卡出现。

2	选择 Brightness。

3	在 Brightness Setting 下， 将指针拖到希望为屏幕设置的亮度。

4	按确认。

屏幕亮度设置完毕。

相关主题

• 设置 FST-2802	• 设置屏幕保护程序


设置扬声器音量
指定扬声器设置

可以控制 TestPad 上的扬声器音量， 或完全关闭扬声器。还可以将 TestPad 设置为在插入或取出 PCMCIA 卡或在选择用户界面上的按钮时发出蜂鸣声。

指定扬声器设置

1	选择 Tools > TestPad Settings。一系列设置选项卡出现。

2	选择 Speaker。

3	要控制扬声器的音量， 执行下列操作之一：

•	如果要调整扬声器音量， 在 Speaker Volume 下， 将指针拖到希望为扬声器设置的音量。

•	如果要完全关闭扬声器音量， 选择 Mute Speaker。

	指定扬声器设置（续）


设置扬声器音量
指定扬声器设置

4	要将 TestPad 设置为在插入或取出 PCMCIA 卡时或选择用户界面上的按钮时发出蜂鸣声， 选择 Enable Beep。

5	按确认。

扬声器设置指定完毕。

相关主题

• 设置 FST-2802


载入软件升级程序和选件

如果您购买了选件或获得 FST-2802 或 UIM 软件升级程序， 您将收到一个含有软件选件或升级软件的 PCMCIA 卡。载入选件或 FST-2802 软件升级程序涉及将 PCMCIA 卡插入 PCMCIA 卡插槽， 载入软件， 然后等待 TestPad 重新启动。载入选件通常较快， 而载入 FST-2802 软件升级程序需要较长的时间。

有关载入 UIM 软件升级程序的说明， 请参阅随升级卡提供的升级说明。

相关主题

• 载入选件	• 载入升级程序
• 设置 FST-2802


载入选件

可以从一个 PCMCIA 卡或从两个单独的 PCMCIA 卡同时载入选件。

载入选件

1	将含有选件的一个或两个 PCMCIA 卡插入 PCMCIA 卡插槽。

2	选择 Tools 按钮， 然后执行下列操作之一：

•	要载入 UIM 选件， 选择 TestPad Settings， 然后选择 Revisions/Options 选项卡。

•	要载入 FST-2802 设置， 选择 FST-2802 设置。Revisions/Options 选项卡出现。

TestPad 上当前安装的选件出现在 TestPad Options 或 FST-2802 Options 下。

	载入选件（续）


载入选件

3	选择 Install Options。Options Installation 对话框出现， 列出 PCMCIA 卡中的可用选件。

Number Remaining 字段指出可安装的剩余选件副本的数量。每次安装选件时， TestPad 会将剩余数量减去 1。

注意：如果在 TestPad 中插入了两个 PCMCIA 选件卡， 并且两卡含有相同的选件， 则该选件在选件列表中出现两次。

4	选择要安装的一个或多个选件。

	载入选件（续）


载入选件

5	选择 Install & Reboot。

TestPad 安装选件， 然后一个含有下列消息的对话框出现：

Installation Complete.Press OK to Reboot.

6	按 OK 以确认收到消息。

TestPad 重新启动， 选件可供使用。

相关主题

• 载入升级程序	• 设置 FST-2802


载入升级程序

载入 FST-2802 软件升级程序之前， 必须用交流适配器为 TestPad 接通电源。建议使用一个至少充足 50% 电量的电池作为备用电源。

如果在 TestPad 开机之前将带有 FST-2802 软件升级程序的 PCMCIA 卡插入 TestPad， TestPad 在启动时将自动检测软件的新版本并询问您是否要升级软件。

载入 FST-2802 软件升级程序通常需要约四十五分钟的时间。

小心：可能会损坏 TESTPAD

载入 FST-2802 软件升级程序时， TestPad 将删除所有现有应用模块软件， 自动重新启动， 然后载入软件升级程序。因此， 如果在升级期间出现电源中断， 可能要将 TestPad 返回到工厂进行维修。

	载入升级程序（续）


载入升级程序

载入软件升级程序

1	将软件升级卡插入 PCMCIA 卡插槽。

2	将交流适配器插入 DC IN 插孔（位于 TestPad 的底部面板）， 然后将其插入电源插座。

3	打开 TestPad 电源。

TestPad 显示一系列启动消息。启动完成后， 对话框出现， 通知您已检测到新版本的应用模块软件并提示您升级软件。

4	按 OK。

TestPad 显示以下警告：

警告

不要在此时关闭电源。

正在传送系统文件。如果在传送期间电源中断， 则可能需要将系统返回工厂以便维修。

	载入升级程序（续）


载入升级程序

4（续）

在屏幕底部， 一个对话框出现， 显示升级期间各个文件的传输百分比。

注意：在两次文件传输的间隙， 一条消息出现， 通知您 TestPad 正在准备系统以便进行另外的文件传送， 并建议您耐心等待。几分钟后 TestPad 开始传送下一个文件。

最后一个文件传送完毕后， TestPad 重新启动。

软件升级被载入。

	注意： 如果在 TestPad 开机之后插入 PCMCIA 升级卡， 可以选择 Tools > FST-2802 Settings 以显示 Revisions/Options 选项卡， 然后选择 Revision Upgrade 选项以载入升级程序。
相关主题

• 载入选件	• 设置 FST-2802


定义自定义结果类别

可以定义一个含有不同类别结果的自定义结果类别。这样可以在一个结果窗格中快速查看结果而无需在各个单独的类别中切换。

选择自定义结果

1	选择 Tools > FST-2802 Settings Reset  选项卡出现。

2	选择 Custom Results 选项卡。

3	从 Available 列表中选择要在 Custom 类别中查看的结果， 然后执行下列操作之一：

•	用 > 和 < 箭头在 Available 和 Selected 列表框中移动单个结果。

•	用 << 箭头将所有选定的结果移回 Available 列表框。

4	按确认返回到主屏幕。

为自定义结果类别选定了结果。

相关主题

• 查看测试结果	• 设置 FST-2802


恢复出厂缺省值

通过使用清除 NOVRAM 功能可将 FST-2802 设置恢复到出厂缺省值。清除 NOVRAM 时， TestPad 恢复以下设置：

•	测试应用程序。所有用于 FST-2802 的测试应用程序被恢复为其缺省值。

•	打印管理设置。打印管理设置被恢复为其缺省值。

恢复出厂缺省值

1	选择 Tools > FST-2802 Settings

Reset 选项卡出现。

	恢复出厂缺省值（续）


恢复出厂缺省值

2	选择 Clear NOVRAM。

TestPad 将 FST-2802 设置恢复为出厂缺省值。通常需要十秒钟， 然后出现一条消息， 通知您设置已恢复。

3	按确认确认收到消息。

TestPad 重新启动， 设置被恢复。

相关主题

• 设置 FST-2802


基本操作

使用 FST-2802， 您可以打印测试配置、 结果和直方图， 使用膝上型电脑的各种常用工具， 如 Adobe Acrobat Reader、 Web 浏览器、 VT100 仿真和 VNC 查看器。还可以从远程膝上型电脑或 PC 上运行 TestPad 的 GUI。

相关主题

• 使用 FST-2802 工具	• 打印配置、 结果和直方图
• 管理文件	• 恢复出厂默认值


关于打印

可以从 TestPad 打印测试配置、 测试结果和直方图。打印涉及连接打印机（USB 或串行）， 然后指定打印参数， 如打印模式、 打印类型和打印事件触发器。如果连接串行打印机， 还必须配置打印机。

指定打印参数后， 即可生成打印输出。生成打印输出时， 可以执行下列操作：

•	加密输出以确保发送给主管或技术支持部的数据完整无误。

•	直接将输出发送到打印机。

•	将输出保存在 TestPad 的文件中以便以后打印。

•	自动通过电子邮件发送输出。例如， 如果希望技术支持部检查您的测试结果， 可将 TestPad 设置为自动通过电子邮件向支持部发送结果。

相关主题

• 关于 default.txt 文件	• 加密打印文件
• 连接打印机	• 打印模式、 类型和事件触发器
• 生成打印输出	• 配置串行打印机
• 查看存储的打印文件	• 为打印输出创建标题
• 打印存储的打印文件


关于 default.txt 文件

第一次生成打印输出时， 在缺省情况下， TestPad 向以下目录中的缺省打印文件 default.txt 追加输出：

Acterna\Files\FST-2802

为输出指定打印参数时， 可以执行下列操作：

•	可以清除 default.txt 文件中的输出， 然后重新写入新的输出。

•	可以将打印输出定向到新的或不同的 .txt 文件。

相关主题

• 关于打印	• 打印模式、 类型和事件触发器


加密打印文件

可选择 Print Setup 选项卡上的 Encrypt print file 选项， 选择对打印文件进行加密。生成加密的打印文件时， TestPad 创建两个文件：标准文本 (.txt) 文件和附加的加密 (.crp) 文件。例如， 如果生成名为“1Gpatt”的打印文件， TestPad 创建以下两个文件：

•	1GPatt.txt

•	1GPatt.crp

相关主题

• 发送加密文件	• 读取加密文件
• 关于打印	• 打印模式、 类型和事件触发器


发送加密文件

通过选择在文件生成后自动通过电子邮件发送文件选项， 或使用 FTP， 向您的主管或技术支持部发送加密打印文件。

第一次向您的主管或技术支持部发送加密 (.crp) 文件时， 需要发送 decrypt.exe 执行文件， 使其可以读取加密文件。该文件位于：

[SYS] Z:/decrypt.exe

相关主题

• 发送电子邮件	• 管理文件（使用 FTP）
• 加密打印文件	• 读取加密文件
• 关于打印	• 打印模式、 类型和事件触发器


读取加密的打印文件

要读取加密打印文件， 必须启动 decrypt.exe， 并以打印文件名作为参数。例如， 如果加密文件的名称为 1GPatt.crp， 使用以下命令启动执行文件：

decrypt.exe 1GPatt.crp

执行文件将加密 (.crp) 文件转换为文本 (.txt) 文件。

相关主题

• 加密打印文件	• 发送加密的打印文件
• 关于打印	• 打印模式、 类型和事件触发器


关于打印模式、 打印类型和打印事件触发器

打印模式

打印模式确定生成打印输出的方式：手动、 定时或在测试结束时。在 Setup 选项卡的 Print Mode 字段中指定打印输出的打印模式。

打印类型

打印类型代表了打印输出中包括的信息类型（所有测试结果、 选定类别组的测试结果、 测试配置或直方图）。指定打印参数时， 在 Setup 选项卡的 Print Type 字段中指定打印输出的打印类型。

打印事件触发器

打印事件触发器使 TestPad 在事件（生成的更改或测试重新开始）发生时生成打印输出。事件输出包含指出事件发生时间的日期和时间戳。

相关主题

• 关于打印	• 关于 default.txt 文件
• 生成打印输出


连接打印机

USB/串行端口位于顶部面板上， 用于连接 TestPad 附带的标准 Y 型缆线。Y 型缆线提供一个 USB 连接器和一个串行连接器， 允许您将 USB 打印机（例如 2000-USB-PRINTER）或串行打印机（例如 PR-40B）连接到 TestPad。

缺省情况下， 串行打印机接口的波特率为 9600， 不采用奇偶校验。如果需要更改这些设备， 参阅配置串行打印机。

连接打印机

1	打开 TestPad。

2	将 Y 型缆线连接到 USB/串行端口。

	连接打印机（续）


连接打印机

3	执行下列操作之一：

•	如果连接串行打印机， 使用随附的打印机缆线， 将打印机缆线上的 DB-9 母插头连接到 Y 型缆线上的串行连接器， 然后将打印机缆线上的 DB-9 公插头连接到打印机上。

注意：如果连接 PR-40B， 使用打印机随附的打印机缆线。如果使用长度大于 3 米的缆线， 则不能保证打印机端口的操作性能。

•	如果连接 USB 打印机， 使用随附的打印机缆线， 将缆线连接到 Y 型缆线的 USB 连接器， 然后将打印机缆线的另一端连接到打印机上。

打印机连接完毕。

相关主题

• 关于打印	• 配置串行打印机


配置串行打印机

配置串行打印机涉及指定打印机设备， 然后指定通信参数， 例如波特率、 数据位、 奇偶检验、 停止位和流控。

配置打印机

1	选择工具 > 连接。连接菜单出现。

2	选择 Serial Printer。Printer Configuration 对话框出现。

3	如果有一个串行卡或一条 Y 型缆线连接到 TestPad， 可用的串行打印机设备将自动出现在 Serial Printer Device 内。

如果同时有一个串行卡和一条 Y 型缆线连接到 TestPad， 在 Serial Printer Device 下， 选择 Serial Card 以通过串行卡进行连接， 或选择 Serial Port 以通过 Y 型缆线上的串行端口进行连接。

	配置串行打印机（续）


配置串行打印机

4	指定打印机设置， 然后按确认。各个设置的缺省值如下所示：

• Baud rate： 9600	• Stop bits：None
• Data bits：8	• Flow control：None
• Parity：None

打印机配置完毕。

	注意： 指定打印参数时， 可以用 Setup 选项卡上的 Configure 选项配置串行打印机。
相关主题

• 关于打印	• 连接打印机


为打印输出创建标题

可以为打印输出创建自定义的标题。如果每次打印时向现有 default.txt 打印文件追加打印输出， 这些标题将特别有用。通过为打印输出定义特有的标题， 可以轻易地识别出每次测试的输出。

创建标题

1	选择工具 > 打印管理。一系列打印管理选项卡出现。

2	选择 Headings。

3	在 Heading Line 1 中输出希望在打印文件中出现的第一个标题。如果希望加入第二个和第三个标题， 在相应字段中输入相应标题。

4	选择 Setup 返回到 Setup 选项卡， 或按确认返回到主屏幕。

标题创建并将出现在打印输出中。

相关主题

• 关于打印	• 生成打印输出


生成打印输出

生成打印输出涉及指定打印模式、 指定打印类型（如有必要， 还定义打印类型参数）， 然后选择 Generate 按钮以立即生成打印输出， 或安排 TestPad 自动生成打印输出。

如果 FST-2802 有两个端口， 并且端口均为活动端口， 则 TestPad 生成每个活动端口的输出。例如， 如果用端口 1 和端口 2 进行测试， 测试结果的打印输出将首先列出端口 1 的测试结果， 然后列出端口 2 的测试结果。

生成打印输出

1	选择工具 > 打印管理。Setup 选项卡出现。

2	在 Mode 中选择下列打印模式之一：

• 手动	• 定时（重复）	• 定时（测试结束）
注意：必须选择手动模式才能打印测试配置（控制）和直方图。

	生成打印输出（续）


生成打印输出

如果选择 Timed (Repeating) 或 Timed (Test End)， Setup 选项卡上出现允许您指定 TestPad 生成打印输出的时间间隔或测试重新开始后结束前所经过的时间的字段。

3	在 Hours 和 Mins 中输入小时或分钟， 或选择字段旁边的向上和向下箭头以相应增大或减小显示的值。

4	在 Type 中选择以下打印类型之一：

• 所有结果	• 选定类别	• 控制	• 直方图
5	如果在第 4 步中选择 Selected Categories 作为打印类型， 选择 Categories 选项卡以选择打印输出的类别， 然后执行下列操作：

a)	要选择类别， 用 > 和 < 箭头在 Available 和 Selected 列表框中移动单个的类别， 或用 >> 和 << 箭头移动所有类别。

b)	进行第 7 步。

	生成打印输出（续）


生成打印输出

6	如果在第 4 步中选择直方图作为打印类型， 参阅设置直方图中有关设置直方图输出的说明， 然后进行第 7 步。

7	可选操作。如果希望 TestPad 在每次重新开始测试、 结果更改或远程用户连接或断开 TestPad 时生成打印输出， 选择 Event 选项卡， 然后选择 Test Restart、 Result Change 或 Remote User Connect/Disconnect。

8	返回到 Setup 选项卡。

	生成打印输出（续）


生成打印输出

9	可选操作。如果想清除显示的打印文件， 或将打印输出导入到新文件或其他文件， 执行下列操作之一：

•	要清除显示的打印文件， 然后用新的输出重新写入文件， 选择 Clear File。

•	要将打印输出导入到新文件， 选择 Select File 以显示 File Management 对话框， 然后选择 File Name 字段。一个 Acterna 键盘出现。输入新文件名， 然后按确认返回到 Setup 选项卡。

•	要将打印输出导入到其他文件， 选择 Select File 以显示 File Management 对话框。在 File Name 下选择要将输出发送到的文件， 然后按确认返回到 Setup 选项卡。

	生成打印输出（续）


生成打印输出

10	可选操作。如果要将输出直接发送到打印机， 选择 Send output directly to a printer， 然后选择要将输出发送到的打印机（Serial 或 USB）。

11	可选操作。如果要在输出生成时通过电子邮件发送输出， 选择
Email on print。有关从 TestPad 发送电子邮件的说明， 参阅发送电子邮件。

12	可选操作。如果要对打印输出加密， 选择 Encrypt print file。

13	选择 Generate 或 Print File。

14	如果要存储指定的打印设置， 按确认返回到主屏幕。如果不想存储打印设置， 选择取消。

	生成打印输出（续）


生成打印输出

如果将打印输出直接发送到打印机， TestPad 打印此输出资料并且将其发送到您指定的 .txt 文件。如果将打印输出发送到一个文件， 则输出资料存储在 .txt 文件中以便以后打印。

	注意： 如果要存储指定的打印设置， 按确认返回到主屏幕。如果不想存储打印设置， 选择取消。
相关主题

• 设置直方图	• 连接打印机
• 配置串行打印机	• 发送电子邮件
• 关于打印	• 加密打印文件


设置直方图

直方图是一种以柱形图格式表示测试结果的打印输出。直方图使您可以快速找出特定时间内差错的峰值部分和模式。

每次运行测试时， TestPad 自动在直方图缓冲器中为直方图累积数据。每次开始新测试时， 将清除直方图缓冲器， 然后填入新测试的数据。

可以为直方图输出选择要收集的结果以及 TestPad 采样的时间。如果 FST-2802 有两个端口， 并且两个端口上均运行测试， 则 TestPad 为各个测试创建独立的直方图。

设置直方图打印输出

1	选择工具 > 打印管理。

Setup 选项卡出现。

2	在 Mode 中选择 Manual。

注意：不能在 Timed (Repeating) 或 Timed (Test End) 模式中打印直方图。

	设置直方图（续）


设置直方图

3	在 Type 中选择 Histogram。

4	选择 Histogram Setup 选项卡。

5	在 Start 下执行下列操作之一：

•	选择 First Sample 以便为从测试开始时的打印输出选择所有可用数据。

•	选择开始 Start Date/Time 指定直方图数据采集的开始日期和时间。如果选择此选项， 必须在相关字段中输入 TestPad 开始采集数据的日期和时间。

6	在 End 下执行下列操作之一：

•	选择 Last Sample 以便为选择 Generate 以生成直方图输出之后的打印输出选择所有可用数据。

•	选择 Set Duration 以便指定 TestPad 收集直方图数据的持续时间。如果选择此选项， 必须在相关字段中输入持续时间的天数、 小时数和分钟数。

	设置直方图（续）


设置直方图

7	在 Bar Interval 下， 输入每个柱形表示的小时数和分钟数。

8	选择 Histogram Results 选项卡。

9	要选择直方图的结果类别， 执行下列操作之一：

a)	选择希望打印输出所包含的类别。用 > 和 < 箭头在 Available 和 Selected 列表框中移动单个类别。用 >> 和 << 箭头移动所有类别。

b)	按确认

注意：直方图可用的结果类别视当前的测试配置而定。每次用相同的设置配置测试时， 以前为配置选定的直方图类别可供继续使用， 但是， 这些类别也可以随时编辑。

10	在 Printer 中选择希望将直方图输出发送到的打印机（Serial 或 USB）。

	设置直方图（续）


设置直方图

11	可选操作。如果要将直方图直接发送到打印机， 选择 Send output directly to a printer。

12	可选操作。如果要在直方图生成时通过电子邮件发送输出直方图， 选择 Email on print。有关从 TestPad 发送电子邮件的说明， 参阅发送电子邮件。

13	选择 Generate 或 Print File。

如果将直方图直接发送到打印机， TestPad 打印直方图并且将输出发送到您指定的 .txt 文件。如果将直方图发送到一个文件中， 则输出存储在 .txt 文件中以便以后打印。

相关主题

• 生成打印输出	• 连接打印机
• 配置串行打印机	• 发送电子邮件
• 关于打印


查看存储的打印文件

可以用 Setup 选项卡上的 View File 按钮查看存储的打印文件。还可以从 File Management 对话框查看存储的打印文件（参阅管理文件）。

查看存储的打印文件

1	选择工具 > 打印管理。Setup 选项卡出现。

2	最新创建的打印文件出现在 File 下。执行下列操作之一：

•	要查看显示的打印文件， 进行第 3 步。

•	要查看其他打印文件， 选择 Select File， 然后选择要查看的打印文件。

3	选择 View File。

打印文件在 Print Viewer 对话框中出现。

相关主题

• 关于打印	• 连接打印机
• 配置串行打印机	• 打印存储的打印文件


打印存储的打印文件

可以用 Setup 选项卡上的 Print File 按钮打印存储的打印文件。

打印存储的打印文件

1	选择工具 > 打印管理。Setup 选项卡出现。

2	在 File 下， 最新创建的打印文件出现。执行下列操作之一：

•	要打印显示的打印文件， 进行第 3 步。

•	要查看其他打印文件， 选择 Select File， 然后选择要查看的打印文件。

3	选择 Print File。

开始打印文件。

相关主题

• 关于打印	• 连接打印机
• 配置串行打印机	• 查看存储的打印文件


使用 FST-2802 工具

FST-2802 提供各种各样的工具， 使您可以使用屏幕键盘输入、 启动 Adobe Acrobat Reader、 VNC 查看器或 Web 浏览器、 仿真 VT-100 终端或使用远程 GUI。

相关主题

• 使用屏幕键盘	• 发送电子邮件
• 启动 Adobe Acrobat Reader	• 启动 VNC 查看器
• 启动 Web 浏览器	• 仿真 VT100 终端
• 使用远程 GUI


使用屏幕键盘

FST-2802 提供一个屏幕键盘， 可用于通过 TestPad 使用 Web 浏览器、 使用 VNC 查看器或仿真 VT100 终端时在活动窗口中输入信息。

	注意： 在 FST-2802 用户界面中无需用屏幕键盘输入数据； 在需要输入时可使用虚拟键盘。如果需要输入多项信息， 建议使用 USB 键盘。
使用屏幕键盘

1	按 Keyboard 键。屏幕键盘出现。

2	在活动窗口中点击需要输入的字段。

3	点击屏幕键盘上的键以便在字段中输入文字。要输入符号， 点击 Shift 键。数字键变为符号键。输入符号。符号键变回数字键。每次需要输入符号时， 必须点击 Shift 键。

	使用屏幕键盘（续）


使用屏幕键盘

启动屏幕键盘后， 可以：

•	拖动标题栏将键盘移到不同的位置。

•	最小化键盘。

•	按 Keyboard 键最大化键盘。

•	首先点击 Caps Lock 键输入所有大写字母。

	注意： 为了优化 TestPad 的性能， 屏幕键盘的联机帮助等辅助功能被禁用。
相关主题

• 连接 USB 设备	• 使用 FST-2802 工具


发送电子邮件

如果购买了 Networking 选件， 可以从 TestPad 发送电子邮件。发送电子邮件之前， 必须建立调制解调器拨出、 调制解调器拨入或局域网连接以连接到一个简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器。

撰写电子邮件时， 可以：

•	用电子邮件地址填写通讯簿。

•	输入邮件内容。

•	附带含有测试结果、 测试配置或直方图数据的打印文件。

	注意： 第一次在 TestPad 上撰写电子邮件时， 必须指定 SMTP 服务器的地址。互联网服务供应商 (ISP) 通常提供 SMTP 服务器。为第一封电子邮件指定 SMTP 服务器后， TestPad 存储服务器地址并在每次撰写新的电子邮件时自动提供该地址。
	发送电子邮件（续）


发送电子邮件

发送电子邮件

1	从 TestPad 与用于互联网访问的网络建立调制解调器拨出、 调制解调器拨入或局域网连接。

•	有关建立调制解调器拨出连接的详细说明， 参阅建立调制解调器拨出连接。

•	有关建立调制解调器拨入连接的详细说明， 参阅建立调制解调器拨入连接。

•	有关建立局域网连接的详细说明， 参阅建立局域网连接。

2	在 TestPad 上选择工具 > 连接。连接菜单出现。

3	选择 Email。E-mail 对话框出现。

	发送电子邮件（续）


发送电子邮件

4	在 SMTP 中输入 SMTP 服务器地址。SMTP 服务器地址通常为下列地址之一：

•	smtp.internet provider name.com

•	smtp.internet provider name.net

其中， internet provider name 代表提供互联网服务的公司名称。

5	在 From 中输入您可以从中检索消息的电子邮件帐户地址。

注意：不能用 FST-2802 用户界面检索和读取电子邮件消息； 但是， 如果购买了 Networking 和 Web browser 选件， 可以用浏览器从 ISP 帐户访问电子邮件。

6	在 Subject 中输入电子邮件的主题。

	发送电子邮件（续）


发送电子邮件

7	要指定目的电子邮件地址， 在 To: 下选择 Add。Address Maintenance 对话框出现。如果以前已经向通讯簿添加了地址， 则地址出现在 Address Book 中。

8	执行下列操作之一：

•	要选择通讯簿中的现有地址， 在 Address Book 下选择该地址， 然后选择 >> 将该地址复制到 To List。进行第 10 步。

•	要向通讯簿添加新的地址， 选择 Add to Address Book。一个键盘对话框出现， 供您输入新地址。进行第 9 步。

•	要添加新地址而不将其添加到通讯簿， 选择 Add to “To” List。一个键盘对话框出现， 供您输入新地址。进行第 9 步。

	发送电子邮件（续）


发送电子邮件

9	如果添加地址， 执行下列操作：

•	在提供的字段中输入地址。要输入符号 “@”， 选择 Shift 键。数字键变为符号键。

•	按确认返回到 Address Maintenance 对话框。

新地址出现在 Address Book 或 “To” List 中。

10	按确认返回到 E-mail 对话框。To: 地址被自动填写。

11	如果要将文件附加到电子邮件， 执行下列操作：

•	在 Attach 下选择 Add。Select Attachment 对话框出现。

•	浏览到要附加的文件， 然后选择该文件。

•	按确认回到 E-mail 对话框。文件出现在附件框中。

	发送电子邮件（续）


发送电子邮件

12	在 Message 栏中输入随电子邮件发送的消息， 最多 100 个字符。

13	选择 Send。

TestPad 将电子邮件发送到指定的地址。

相关主题

• 建立调制解调器拨出连接	• 建立调制解调器拨入连接
• 建立局域网连接	• 使用 FST-2802 工具


启动 Adobe Acrobat Reader

FST-2802 提供 Adobe Acrobat Reader， 使您可以在 TestPad 上阅读 .PDF 文件。

启动 Adobe Acrobat Reader

•	选择工具 > 程序 > PDFReader。

Acrobat Reader 启动。

	注意： 为了优化 TestPad 的性能， Acrobat Reader 的联机帮助等辅助功能被禁用。
相关主题

使用 FST-2802 工具


启动 VNC 查看器

如果购买了 Networking 选件， 可以用 VNC 查看器从 TestPad 运行远程应用程序。

例如， 如果在您的卡车上装有一台膝上型电脑， 正在运行工作单应用程序和 VNC 服务器， 并且正在用 TestPad 测试回路， 在完成测试后， 您可以从 TestPad 关闭工作单而无需返回到卡车。要关闭工作单， 执行下列操作：

•	从 TestPad 与膝上型电脑建立 802.11b 或蓝牙连接。

•	在 TestPad 上启动 VNC 查看器。

•	查看膝上型电脑的工作单应用程序。

•	关闭工作单。

启动 VNC 查看器之前， 必须与运行 VNC 服务器的网络或膝上型电脑建立调制解调器拨出、 调制解调器拨入或局域网连接。

	启动 VNC 查看器（续）


启动 VNC 查看器

启动 VNC 查看器

1	从 TestPad 与运行服务器的网络或膝上型电脑建立调制解调器拨出、 调制解调器拨入或局域网连接。

•	有关建立调制解调器拨出连接的详细说明， 参阅建立调制解调器拨出连接。

•	有关建立调制解调器拨入连接的详细说明， 参阅建立调制解调器拨入连接。

•	有关建立局域网连接的详细说明， 参阅建立局域网连接。

2	连接 USB 键盘， 或按 Keyboard 键以启动屏幕键盘。

3	选择工具 > 程序 > VNCViewer。Connection Details 对话框出现。

	启动 VNC 查看器（续）


启动 VNC 查看器

4	在 VNC server 中输入运行服务器的设备的 IP 地址或计算机名。

5	如果需要， 输入密码以登录服务器。

运行 VNC 服务器的设备桌面出现。

	注意： 为了优化 TestPad 的性能， VNC 查看器的联机帮助等辅助功能被禁用。
相关主题

• 建立调制解调器拨入连接	• 建立调制解调器拨出连接
• 建立局域网连接	• 使用 FST-2802 工具
• 连接 USB 设备	• 使用屏幕键盘


启动 Web 浏览器

如果购买了 Networking 和 Web browser 选件， 可以从 FST-2802 启动 Web 浏览器。可以用 Web 浏览器查看和检索内部网或互联网内容（例如方法、 程序或工程记录）及配置网络设备。

在启动 Web 浏览器之前， 必须首先与网络建立调制解调器拨出或局域网连接。

启动 Web 浏览器

1	建立调制解调器拨出或局域网连接。

•	有关建立调制解调器拨出连接的说明， 参阅建立调制解调器拨出连接。

•	有关建立局域网连接的详细说明， 参阅建立局域网连接。

2	连接 USB 键盘， 或按 Keyboard 键以启动屏幕键盘。

	启动 Web 浏览器（续）


启动 Web 浏览器

3	选择工具 > 程序 > WebBrowser。Internet Explorer 浏览器出现。

4	通过输入要访问的站点地址验证浏览器的连接。如果浏览器显示该站点， 则连接成功建立。

	注意： 为了优化 TestPad 的性能， Web 浏览器的联机帮助等辅助功能被禁用。
相关主题

• 使用屏幕键盘	• 使用 FST-2802 工具
• 连接 USB 设备


仿真 VT100 终端

如果购买了 VT100 选件， FST-2802 允许您仿真 VT100 终端。用 TestPad 仿真 VT100 终端时， TestPad 启动超级终端会话。可通过此会话从网络组件获取性能信息以及配置组件。

仿真 VT100 终端

1	建立串行连接。

2	按 Keyboard 键以启动屏幕键盘。

3	选择工具 > 程序 > VT100。超级终端会话窗口出现。

4	几秒钟后网络组件的菜单出现。验证已从网络组件获得信息。

5	使用菜单选择以获取性能信息或配置组件。

	仿真 VT100 终端（续）


仿真 VT100 终端

6	选择文件 > 退出以结束超级终端会话。

	注意： 为了优化 TestPad 的性能， 超级终端的联机帮助等辅助功能被禁用。
相关主题

• 建立串行连接	• 使用屏幕键盘
• 使用 FST-2802 工具


使用远程 GUI

如果购买了 Networking 选件， 可以用 VNC 会话从任何具有 Web 浏览器的设备远程运行 TestPad。可以用远程 GUI 执行任何可由 FST-2802 进行的测试。

设置 TestPad 时， 应指定远程 GUI 密码以限制远程接入 TestPad。

运行远程 GUI 之前， 必须通过调制解调器拨出、 调制解调器拨入或局域网将 TestPad 连接到您的 PC 或膝上型电脑连接的网络， 或通过 USB 连接建立本地连接。必须知道 TestPad 的 IP 地址或计算机名。

相关主题

• 确定 TestPad 的 IP 地址或计算机名	• 指定远程 GUI 密码
• 建立调制解调器拨入连接	• 建立调制解调器拨出连接
• 建立局域网连接	• 运行远程 GUI


确定 TestPad 的 IP 地址或计算机名

确定 TestPad 的 IP 地址或计算机名

1	在 TestPad 上选择工具 > 连接。连接菜单出现。

2	选择 Network Info 选项卡。

TestPad 的 IP 地址和计算机名出现。

相关主题

• 指定远程 GUI 密码	• 运行远程 GUI


运行远程 GUI

运行远程 GUI

1	与 TestPad 建立串行连接或网络连接。

•	有关建立串行连接的详细说明， 参阅建立串行连接。

•	有关建立调制解调器拨出连接的说明， 参阅建立调制解调器拨出连接。

•	有关建立调制解调器拨入连接的详细说明， 参阅建立调制解调器拨入连接。

•	有关建立局域网连接的详细说明， 参阅建立局域网连接。

2	从膝上型电脑或 PC 启动 Web 浏览器。

	运行远程 GUI（续）


运行远程 GUI

3	输入以下地址：

http://ip address:5800

其中 ip address 是 TestPad 的 IP 地址。参阅确定 TestPad 的 IP 地址或计算机名。

一个对话框出现， 提示您输入远程 GUI 密码。

4	输入远程 GUI 密码， 然后按确认。用于 TestPad 的远程 GUI 出现在屏幕中。

5	通过下列操作验证远程 GUI 的连接：

•	使用远程 GUI 更改 TestPad 的缺省配置。

•	在远程 GUI 的配置概要栏中验证配置的设置。

	运行远程 GUI（续）


运行远程 GUI

6	用鼠标选择 GUI 上的元素， 如同通常在 TestPad 上“点击”的一样。例如， 如果要选择 Setup 按钮以配置测试， 用鼠标单击远程 GUI 上的 Setup 按钮即可。

要使用 TestPad 上的扩展键， 选择主屏幕右下角的工具按钮以显示“工具”菜单， 然后选择对应于 TestPad 上的扩展键的命令。

您正在运行远程 GUI。

相关主题

• 确定 TestPad 的 IP 地址或计算机名	• 指定远程 GUI 密码
• 建立调制解调器拨出连接	• 建立调制解调器拨入连接
• 建立局域网连接	• 建立串行连接
• 使用 FST-2802 工具


管理文件

可以从 File Management 对话框中查看、 运行、 删除、 重命名、 复制和粘贴 TestPad 上的文件（例如打印文件和测试脚本）。例如， 可以重命名打印文件、 将打印文件复制到 PCMCIA 卡或删除打印文件。如果建立了网络连接， 还可以在本地驱动器和 FTP 服务器之间相互发送文件。

相关主题

• 选择文件	• 过滤文件
• 查看、 运行、 删除或重命名文件	• 复制和粘贴文件
• 连接到 FTP 服务器	• 连接到 TestPad 的 FTP 服务器
• 使用 FST-2802 工具


选择文件

查看、 运行、 重命名、 复制或删除文件之前， 必须首先选择文件。

选择文件

1	选择工具 > 文件管理。File Management 对话框出现， TestPad 的本地驱动器显示为当前驱动器。

2	要浏览到文件， 选择 Current Drive/Folder 下拉箭头。驱动器和文件夹下拉列表出现在当前驱动器/文件夹下。

3	执行下列操作：

a)	选择并打开驱动器或文件夹。

b)	点击或单击文件夹以选择含有所需文件的文件夹。

c)	点击或单击 Current Drive/Folder 下拉箭头以选择驱动器和文件夹并关闭下拉列表。

驱动器和文件夹的下拉列表消失， 选定文件夹出现在 Current Drive/Folder 字段中， 文件夹中的文件出现在 File Selection 框中。

	选择文件（续）


选择文件

4	从 File Selection 框中选择一个文件。

文件被选定。

相关主题

• 过滤文件	• 查看、 运行、 删除或重命名文件
• 复制和粘贴文件	• 连接到 FTP 服务器
• 连接到 TestPad 的 FTP 服务器	• 管理文件
• 使用 FST-2802 工具


过滤文件

可以过滤 File Selection 框中的文件以便使其只显示特定类型的文件， 例如打印文件或测试脚本。

	注意： 在 TestPad 上生成和存储的打印文件存储为文本 (.txt) 文件。
过滤显示的文件

•	选择 File Type 下拉箭头， 然后选择 Print、 Scripts 或 All。

相关主题

• 管理文件	• 选择文件
• 查看、 运行、 删除或重命名文件	• 复制和粘贴文件
• 连接到 FTP 服务器	• 连接到 TestPad 的 FTP 服务器
• 使用 FST-2802 工具


查看、 运行、 删除或重命名文件

选择文件后， 可以查看、 运行、 删除或重命名该文件。

查看、 运行、 删除或重命名文件

1	选择工具 > 文件管理。File Management 对话框出现。

2	浏览并选择文件。

3	执行下列操作之一：

•	要查看或运行文件， 在按钮栏上选择相应的按钮。

•	要删除文件， 选择 Del。提示确认删除时， 按确认。

•	要重命名文件， 选择 Ren， 输入新的名称， 然后按确认。

相关主题

• 管理文件	• 选择文件
• 过滤文件	• 复制和粘贴文件
• 连接到 FTP 服务器	• 连接到 TestPad 的 FTP 服务器
• 使用 FST-2802 工具


复制和粘贴文件

可以将 TestPad 上的文件复制和粘贴到 File Management 对话框中列出的任何可用驱动器， 包括 PCMCIA 驱动器和（映射到 FTP 服务器的）FTP 驱动器。如果要将文件发送到 FTP 服务器或从 FTP 服务器发送文件， 必须首先建立网络连接， 然后登录服务器。

复制和粘贴文件

1	浏览并选择含有要复制的文件的驱动器和文件夹。

2	如果选择 FTP 驱动器， 登录 FTP 服务器（参阅连接到 FTP 服务器）； 否则进行第 3 步。

3	选择文件， 然后选择 Copy。

4	浏览到要在其中粘贴文件的文件夹。

	复制和粘贴文件（续）


复制和粘贴文件

5	如果将文件复制到 FTP 服务器上的文件夹， 登录 FTP 服务器（参阅连接到 FTP 服务器）。

6	选择 Paste。

文件粘贴完毕。

相关主题

• 管理文件	• 选择文件
• 查看、 运行、 删除或重命名文件	• 过滤文件
• 连接到 FTP 服务器	• 连接到 TestPad 的 FTP 服务器
• 使用 FST-2802 工具


连接到 FTP 服务器

从 TestPad 连接到 FTP 服务器之前， 必须建立调制解调器拨出、 调制解调器拨入或局域网连接。建立网络连接后， 通过在 File Management 对话框中选择 FTP 驱动器连接到 FTP 服务器。

连接到 FTP 服务器

1	从 TestPad 与设备所连接的网络建立调制解调器拨出、 调制解调器拨入或局域网连接。

•	有关建立调制解调器拨出连接的说明， 参阅建立调制解调器拨出连接。

•	有关建立调制解调器拨入连接的详细说明， 参阅建立调制解调器拨入连接。

•	有关建立局域网连接的详细说明， 参阅建立局域网连接。

	连接到 FTP 服务器（续）


连接到 FTP 服务器

2	选择 FTP 驱动器。FTP 驱动器的标识如下所示：

•	如果第一次从 TestPad 连接到 FTP 服务器， 驱动器被标识为：

[FTP (Not Configured)]/

•	如果以前曾经从 TestPad 连接到 FTP 服务器， 则驱动器被标识为一个 FTP 前缀及最近连接到的 FTP 服务器的名称。例如， 如果上一次用 TestPad 连接到 Microsoft 的 FTP 服务器， 则 FTP 驱动器被标识为：

[FTP.Microsoft.com]/

按钮栏上出现按钮， 同时 FTP Server Settings 对话框出现。

	连接到 FTP 服务器（续）


连接到 FTP 服务器

3	执行下列操作之一：

•	如果连接到显示在 Server 字段中的服务器， 进行第 5 步。

•	如果连接到不同的 FTP 服务器， 点击或单击 Server 字段。一个 Acterna 键盘出现。输入服务器地址， 然后按确认。

4	在 Login Name 和 Password 中输入登录名和密码， 然后按确认。

TestPad 连接到 FTP 服务器。可以向 TestPad 传送文件， 也可以从 TestPad 传送文件。

相关主题

• 管理文件	• 选择文件
• 查看、 运行、 删除或重命名文件	• 过滤文件
• 复制和粘贴文件	• 连接到 TestPad 的 FTP 服务器
• 使用 FST-2802 工具


连接到 TestPad 的 FTP 服务器

可以从远程设备登录到 TestPad 的 FTP 服务器以传送文件。连接到 TestPad 的 FTP 服务器之前， 必须与远程设备建立调制解调器拨出、 调制解调器拨入或局域网连接。

连接到 TestPad 的 FTP 服务器

1	从 TestPad 与设备所连接的网络建立调制解调器拨出、 调制解调器拨入或局域网连接。

•	有关建立调制解调器拨出连接的详细说明， 参阅建立调制解调器拨出连接。

•	有关建立调制解调器拨入连接的详细说明， 参阅建立调制解调器拨入连接。

•	有关建立局域网连接的详细说明， 参阅建立局域网连接。

	连接到 TestPad 的 FTP 服务器（续）


连接到 TestPad 的 FTP 服务器

2	在设备上启动 FTP 会话。

3	通过指定以下参数连接到 TestPad 的 FTP 服务器：

•	Server name：TestPad 的计算机名（参阅确定 TestPad 的 IP 地址或计算机名）。

•	Login：acterna

•	Password：acterna

已经连接到 TestPad 的 FTP 服务器， 可以将文件复制和粘贴到 TestPad， 或从 TestPad 复制和粘贴文件。

相关主题

• 管理文件	• 选择文件
• 查看、 运行、 删除或重命名文件	• 过滤文件
• 复制和粘贴文件	• 连接到 FTP 服务器
• 使用 FST-2802 工具


基本测试

以下主题解释众多测试共有的基本测试概念和程序， 例如配置测试、 将 TestPad 连接到回路上的接入组件、 开始测试、 查看测试结果、 管理测试配置及运行自动测试脚本。

相关主题

• 运行测试	• 管理测试配置
• 以太网测试	• 光纤通道测试
• 运行测试脚本


运行测试

运行测试涉及配置测试、 将 TestPad 连接到回路上的接入组件、 允许 TestPad 建立链路、 开始测试及查看测试结果。

相关主题

• 第 1 步：配置测试	• 第 4 步：查看测试结果
• 第 2 步：连接 TestPad 进行测试	• 管理测试配置
• 第 3 步：开始测试


第 1 步：配置测试

开始测试之前， 需要配置测试， 如有必要， 还要指定链路初始化参数。

配置测试

1	为要配置的测试选择端口。

2	在“应用程序”按钮栏上为要进行的测试选择模式、 速率和协议以及应用程序（例如 TERM > 1G 以太网 > 第二层流量）。

3	要配置测试， 选择 SETUP。一组快速配置按钮出现。

4	选择概要以使用设置选项卡。“概要”选项卡及其他用于所选测试的设置选项卡出现。

注意：某些设置选项卡可供每个测试使用， 例如“概要”和“差错”。某些选项卡只在使用特定操作模式、 速率或测试配置时才出现。

	配置测试（续）


配置测试

5	在“概要”选项卡上检查现有配置。

•	如果现有配置正确无误， 按确认返回到主窗口。

•	如果配置需要修改或需要指定链路初始化参数， 进行第 6 步。

6	选择适当的设置选项卡并指定测试所需的参数。

•	有关以太网测试和链路初始化参数的详情， 请参阅关于以太网测试。

•	有关光纤通道测试参数的详情， 请参阅关于光纤通道测试。

	配置测试（续）


配置测试

7	指定测试配置的参数后， 按确认储存配置并返回到主窗口。

8	如果用第二个端口进行测试， 则重复第 1 至 7 步。

测试配置完毕。

相关主题

• 第 2 步：连接 TestPad 进行测试	• 关于以太网测试
• 第 3 步：开始测试	• 管理测试配置
• 第 4 步：查看测试结果


第 2 步：连接 TestPad 进行测试

配置测试后， 如有必要， 指定链路初始化参数， 即可将 FST-2802 连接到回路上的接入组件。

连接 TestPad 进行 1G 以太网、 1G 光纤通道和 2G 光纤通道测试时， 接入组件的光纤插孔规定了连接 TestPad 所需的光缆的类型。例如， 如果接入组件具有 1310nm（单模）发送和接收插孔， 则必须使用单模光缆将 TestPad 连接到接入组件。

	注意： 在大多数网络上进行以太网测试时， 建议使用两个 TestPad 作为回路上的终端工作站， 每端一个。 而对于某些网络， 可以在网络远端用一个硬环回代替第二个 TestPad。请查阅您的网络组件规格以确定是否有这种可能。
	连接 TestPad 进行测试


连接 TestPad 进行测试

TestPad 上的 GBIC 的发送和接收插孔采用颜色编码， 使您可以快速识别接口的波长特性：1310nm、 850nm。光缆也采用颜色编码以表示波长。

波长	GBIC 插孔	光缆
1310nm	蓝色	黄色
850nm	黑色或米色	橙色
相关主题

• 第 3 步：开始测试	• 连接以监控流量
• 第 4 步：查看测试结果	• 连接以进行环回或终接流量
• 以太网测试	• 测试连接方式图例
• 光纤通道测试	• 基本测试


连接以监控流量

使用 FST-2802， 可以用分线器或 THRU 模式监控以太网和光纤通道流量。

监控连接：

•	连接到分线器以监控 1G 或 2G 流量

•	以单端口 THRU 模式连接以监控 1G 或 2G 流量

•	以双端口 THRU 模式连接以监控 1G 或 2G 流量

•	以 THRU 模式连接以监控 10/100 流量

相关主题

• 第 3 步：开始测试	• 连接以进行环回或终接流量
• 第 4 步：查看测试结果	• 测试连接方式图例
• 以太网测试	• 基本测试
• 光纤通道测试


连接以进行环回或终接流量

使用 FST-2802， 可以环回和终接以太网和光纤通道流量。

环回和端到端连接：

•	连接以进行以太网环回测试

•	连接以进行光纤通道环回测试

•	连接以进行双端口环回连接

•	连接以进行端到端测试

相关主题

• 第 3 步：开始测试	• 连接以监控流量
• 第 4 步：查看测试结果	• 测试连接方式图例
• 以太网测试	• 基本测试
• 光纤通道测试


连接到分线器以监控 1G 或 2G 流量

使用 FST-2802， 可以用分线器监控 1G 和 2G 流量而不中断网络服务。

将 TestPad 连接到分线器

1	使用用于分线器的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 端口 1 的接收插孔， 将另一端插入分线器的发送插孔。

•	单击此处查看测试连接方式图例。

2	可选操作。如果要在端口 2 上监控流量， 则为第二个端口重复第 1 步。

TestPad 连接完毕。

相关主题

• 第 3 步：开始测试	• 以太网测试
• 第 4 步：查看测试结果	• 光纤通道测试
• 运行测试	• 基本测试


以单端口 THRU 模式连接以监控 1G 或 2G 流量

还可以用单端口以 THRU 模式监控回路上的 1G 以太网、 1G 光纤通道和 2G 光纤通道流量。

配置测试以使用单端口 THRU 模式监控 1G 或 2G 流量时， 可指定 TestPad 发送空闲帧（缺省设置）， 或通过发送器环回收到的帧。

以单端口 THRU 模式监控 1G 以太网、 1G 光纤通道或 2G 光纤通道流量

1	使用用于交换机的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的发送插孔， 将另一端插入交换机的接收插孔。

•	单击此处查看测试连接方式图例。

2	使用用于网络接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的接收插孔， 将另一端插入网络接入组件的发送插孔。

TestPad 连接完毕。

相关主题

• 第 3 步：开始测试	• 以太网测试
• 第 4 步：查看测试结果	• 光纤通道测试
• 运行测试	• 基本测试


以双端口 THRU 模式连接以监控 1G 或 2G 流量

如果 FST-2802 有双端口， 可以用双端口 THRU 模式双向监控全双工 1G 以太网、 1G 光纤通道和 2G 光纤通道流量。

以双端口 THRU 模式监控流量时， 应用程序将 TestPad 配置为从端口 1 接收器将流量传送到端口 2 发送器， 并从端口 2 接收器将流量传送到端口 1 发送器。

以双端口 THRU 模式监控 1G 以太网、 1G 光纤通道或 2G 光纤通道流量

1	使用用于交换机的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的端口 1 发送插孔， 将另一端插入交换机的接收插孔。

•	单击此处查看测试连接方式图例。

2	使用第二条缆线， 将缆线一端插入 TestPad 端口 1 的接收插孔， 将另一端插入交换机的发送插孔。

3	使用用于网络组件的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 端口 2 的发送插孔， 将另一端插入网络组件的接收插孔。

4	使用第二条缆线， 将缆线一端插入 TestPad 端口 2 的接收插孔， 将另一端插入网络组件的发送插孔。

TestPad 连接完毕。

相关主题

• 第 3 步：开始测试	• 以太网测试
• 第 4 步：查看测试结果	• 光纤通道测试
• 运行测试	• 基本测试


以 THRU 模式连接以监控 10/100 流量

如果 FST-2802 有双端口， 可以用 THRU 模式监控双向 10/100 以太网流量。两个 10/100 端口均被配置为 MDI（媒介相关接口）端口； 因此， 对于某些应用程序， 可能需要在一个端口上使用跳线以便将该端口转换为 MDI-X（媒介相关接口跳接）。

以 THRU 模式监控 10/100 以太网流量

1	使用用于交换机的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的端口 1 10/100 Mbps 插孔， 将另一端插入交换机的接收插孔。

•	单击此处查看测试连接方式图例。

2	使用用于网络接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入网络接入组件的发送插孔， 将另一端插入 TestPad 的端口 2 10/100 Mbps 插孔。

TestPad 连接完毕。

相关主题

• 第 3 步：开始测试	• 以太网测试
• 第 4 步：查看测试结果	• 基本测试
• 运行测试


连接以进行以太网环回测试

使用两个 FST-2802 时， 可以从一个 TestPad 生成和发送以太网流量， 然后将流量通过回路远端的第二个 TestPad 返回到第一个TestPad。

连接 TestPad 以便进行以太网环回测试

1	使用用于接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入第一个 TestPad 的发送插孔， 将另一端插入接入组件的接收插孔。

•	单击此处查看测试连接方式图例。

2	将第二条缆线从接入组件的发送插孔连接到第一个 TestPad 的接收插孔。

3	在回路远端， 将缆线一端插入接入组件的发送插孔， 将另一端插入第二个 TestPad 的接收插孔。

4	将第二条缆线从第二个 TestPad 的发送插孔连接到接入组件的接收插孔。

5	可选操作。如果要用端口 2 同时进行第二个环回， 为端口 2 重复第 1 至 4 步。

TestPad 连接完毕。

相关主题

• 第 3 步：开始测试	• 以太网测试
• 第 4 步：查看测试结果	• 基本测试
• 运行测试


连接以进行光纤通道环回测试

如果在一个非交换式网络中进行光纤通道测试， 还可以在回路的远端通过一个硬环回返回流量。

连接 TestPad 以便进行光纤通道环回测试

1	在回路近端， 使用用于接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的发送插孔， 将另一端插入接入组件的接收插孔。

单击此处查看测试连接方式图例。

2	将第二条缆线从接入组件的发送插孔连接到第一个 TestPad 的接收插孔。

3	在回路远端， 将一条缆线从 TestPad 的发送插孔连接到接入组件的接收插孔以建立硬环回。

TestPad 连接完毕。

相关主题

• 第 3 步：开始测试	• 光纤通道测试
• 第 4 步：查看测试结果	• 基本测试
• 运行测试


连接以进行双端口环回连接

如果用双端口 FST-2802 测试光纤通道回路或非交换式以太网回路， 还可以通过在回路远端建立硬环回用单 FST-2802 进行环回。

如果测试交换式以太网回路， 可以用双端口 FST-2802 在回路远端建立环回。

连接 TestPad 以进行双端口环回测试

1	使用用于线路卡的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 第一个端口的发送插孔， 将另一端插入线路卡第一个端口的接收插孔。

•	单击此处查看测试连接方式图例。

2	使用用于线路卡的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 第一个端口的接收插孔， 将另一端插入线路卡第一个端口的发送插孔。

3	为 TestPad 上的第二个端口重复第 1 步和第 2 步。

4	在回路远端， 从每个客户端设备建立一个回到 TestPad 上的端口的硬环回。

TestPad 连接完毕。

相关主题

• 第 3 步：开始测试	• 光纤通道测试
• 第 4 步：查看测试结果	• 基本测试
• 运行测试


连接以进行端到端测试

使用两个 FST-2802， 可以验证规定的路径将一个 TestPad 生成的流量传送到回路远端的第二个 TestPad。

连接 TestPad 以进行端到端测试

1	使用用于接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入第一个 TestPad 的发送插孔， 将另一端插入接入组件的接收插孔。

•	单击此处查看测试连接方式图例。

2	将第二条缆线从接入组件的发送插孔连接到第一个 TestPad 的接收插孔。

3	在回路远端， 将缆线一端插入接入组件的发送插孔， 将另一端插入第二个 TestPad 的接收插孔。

4	将第二条缆线从第二个 TestPad 的发送插孔连接到接入组件的接收插孔。

5	可选操作。如果要用端口 2 同时进行第二个端到端测试， 为端口 2 重复第 1 到 4 步。

TestPad 连接完毕。

相关主题

• 第 3 步：开始测试	• 以太网测试
• 第 4 步：查看测试结果	• 光纤通道测试
• 运行测试	• 基本测试


测试连接方式图例

要查看您的测试的测试连接方式图例示例， 请选择下列相应链接：

• 用分线器监控 1G 或 2G 流量	• 使用两个 FST-2802 的以太网环回测试
• 以单端口 THRU 模式监控 1G 或 2G 流量	• 使用硬环回的光纤通道环回
• 以双端口 THRU 模式监控 1G 或 2G 流量	• 双端口环回连接
• 以 THRU 模式监控 10/100 以太网流量	• 端到端测试连接
相关主题

• 第 2 步：连接 TestPad 进行测试	• 基本测试
• 第 3 步：开始测试	• 以太网测试
• 第 4 步：查看测试结果	• 光纤通道测试


用分线器监控 1G 或 2G 流量


以单端口 THRU 模式监控 1G 或 2G 流量


以双端口 THRU 模式监控 1G 以太网、 1G 光纤通道或 2G 光纤通道流量


以 THRU 模式监控 10/100 以太网流量


使用两个 FST-2802 的以太网环回测试


使用硬环回的光纤通道环回 a


双端口环回连接


端到端测试连接


第 3 步：开始测试

配置测试并将 TestPad 连接到回路上的接入组件， 为 TestPad 建立链路（如果在以太网回路上进行测试）之后， 即可开始测试。每次开始测试时， TestPad 清除现有警告， 然后开始测试。

要开始测试， 执行以下操作之一：

•	按重新开始键以便在各个活动端口开始测试。

•	选择工具 > 重新开始端口 1 或工具 > 重新开始端口 2， 在特定端口上开始测试。

•	如果从远程膝上型电脑或 PC 运行 GUI， 选择工具 > 重新开始两个端口、 工具 > 重新开始端口 1 或工具 > 重新开始端口 2。

测试开始。

相关主题

• 第 4 步：查看测试结果	• 以太网测试
• 基本测试	• 光纤通道测试
• 运行测试


第 4 步：查看测试结果

将 TestPad 连接到测试接入点并收到有效信号后， TestPad 自动开始累积结果。要查看测试结果， 在一个或全部两个结果窗格中选择结果组和类别。在将 TestPad 连接到回路之前可以如此操作。

查看测试结果

1	在左侧的结果窗格中， 将结果组设为端口 1 或端口 2。

2	在左侧的结果窗格中， 设置结果类别。

3	在右侧的结果窗格中重复第 1 步和第 2 步。现在可以同时查看两个不同端口和结果类别的结果。有关结果描述的详情， 请参阅结果描述。

相关主题

• 结果描述	• 运行测试
• 基本测试	• 以太网测试


管理测试配置

TestPad 允许您为每个端口定义和存储最多十个测试配置（设置）。然后可以用这些测试配置运行最常用的测试。

相关主题

• 存储测试配置	• 载入测试配置


存储测试配置

存储测试配置

1	配置测试之后， 选择工具 > 存储/调用设置。Saved Setups 对话框出现。

2	如果 TestPad 有两个端口， 选择端口 1 或端口 2 以显示相应端口的现有配置。

3	选择要替换的配置， 然后选择 Replace。

4	输入要保存的配置的名称， 然后按确认。

配置出现在列表中且已存储。

相关主题

• 配置测试	• 载入测试配置


载入测试配置

TestPad 允许您载入存储的测试配置。

载入测试配置

1	选择工具 > 存储/调用设置。Saved Setups 对话框出现。

2	如果 TestPad 有两个端口， 选择端口 1 或端口 2 以显示相应端口的现有配置。

3	选择要载入的配置， 然后选择 Load。

4	选择 Exit。

测试已被设置为所选配置。

相关主题

• 配置测试	• 存储测试配置


运行测试脚本

如果购买并安装了 2000-SCR 自动测试脚本， 可以用 Tcl/Tk 脚本语言编写测试脚本， 使测试流程自动化。

	注意： Acterna 不提供 Tcl/Tk 支持。有关 Tcl/Tk 脚本的信息， 请参阅 Scriptics 公布的网站。
运行测试脚本

1	选择工具 > 自动操作。File Management 屏幕出现。

2	选择要运行的脚本。

3	选择 Run。

开始运行脚本。

相关主题

• 查看、 重命名和删除脚本与结果打印文件	• 查看、 运行、 删除或重命名文件
• 运行 RFC 2544 脚本


查看、 重命名和删除脚本与结果打印文件

可以从 File Management 屏幕查看、 删除和重命名测试脚本与结果打印文件。有关管理文件的详细说明， 参阅查看、 运行、 删除或重命名文件。

相关主题

• 运行测试脚本	• 基本测试


关于串行和网络连接
关于串行连接和网络连接

可以与 TestPad 建立串行连接和网络连接以便使用各种工具， 如 VT100、 Web 浏览器、 VNC 查看器和 FTP。要建立调制解调器拨出、 调制解调器拨入、 局域网、 USB 直接和 IP socket 网络连接， 必须购买 Networking 选件以及连接所需的相应连接附件。无需购买 Networking 选件即可与 TestPad 建立串行连接； 但是， 可能需要购买连接附件。

与 TestPad 建立连接之后， 可使用下列 FST-2802 工具：

• Adobe Acrobat Reader	• Web 浏览器	• VNC 查看器
• 电子邮件	• VT100 终端仿真	• 远程 GUI
相关主题

• 串行连接	• 局域网连接	• 调制解调器拨入连接
• 调制解调器拨出连接	• IP socket 连接


建立串行连接

可以使用串行 PCMCIA 卡或串行缆线（连接到 Y 型缆线的串行端口）从 PC 或膝上型电脑与 TestPad 建立串行连接。

建立串行连接之后， 可以执行下列操作：

• 仿真 VT100 终端	• 使用远程控制命令
建立串行连接

1	将 PCMCIA 串行卡插入 TestPad 上的 PCMCIA 卡插槽， 或将 Y 型缆线连接到 USB/串行端口。

2	执行下列操作之一：

•	如果通过串行 PCMCIA 卡进行连接， 将串行通信线上的 DB-9 母插头插入连接在卡线上的连接器中。

•	如果通过 Y 型缆线进行连接， 将串行通信线上的 DB-9 母插头插入 Y 型缆线的串行连接器。

	建立串行连接（续）


建立串行连接

3	将串口通信线的一端插入 PC 的串行端口。

4	执行下列操作之一：

•	如果建立连接仿真 VT100 终端， 参阅仿真 VT100 终端。

•	如果建立连接以允许用户发布远程控制命令或运行远程 GUI， 进行第 5 步。

5	在 TestPad 上选择工具 > 连接 > Serial Remote Command Line。Serial Command Line 对话框出现。

6	如果 TestPad 中已插入串行卡且 Y 型缆线已连接到 USB/串行端口， 必须选择用于建立连接的串行设备。

•	如果用串行卡建立连接， 选择 Serial Card。

•	如果用 Y 型缆线的串行端口建立连接， 选择 Serial Port。

	建立串行连接（续）


建立串行连接

7	指定连接参数， 然后按确认。各项设置的缺省值如下所示：

• Baud rate: 9600	• Parity:None	• Flow control:None
• Data bits:8	• Stop bits:None
连接已建立。

相关主题

• 关于串行连接和网络连接	• 建立调制解调器拨出连接
• 建立调制解调器拨入连接	• 建立局域网连接
• 建立 IP socket 连接


建立调制解调器拨出连接

从 TestPad 建立调制解调器拨出连接涉及将 PCMCIA 模拟调制解调器卡插入 PCMCIA 卡插槽、 配置调制解调器拨出参数及用随附的 RJ-11 电话线将 PCMCIA 卡连接到电话插孔。最后， 可拨出到互联网服务供应商 (ISP)。这些操作将建立调制解调器拨出连接。

您必须有权接入 PSTN 网络以便建立调制解调器拨出连接。

建立拨出连接之后， 可以执行下列操作：

• 启动 Web 浏览器	• 连接到 FTP 服务器
• 运行远程 GUI	• 建立 IP socket 连接
建立调制解调器拨出连接

1	将 PCMCIA 调制解调器卡插入 TestPad 上的 PCMCIA 卡插槽。

2	用随附的 RJ-11 电话线将 PCMCIA 调制解调器卡连接到电话插孔。

3	在 TestPad 上选择工具 > 连接 > Modem Dial-out Network。Modem Dial-out 对话框出现。

	建立调制解调器拨出连接（续）


建立调制解调器拨出连接

4	指定下列拨出参数：

a)	在 Dial Out Device 中选择一种可用设备。

b)	要设置 IP 地址， 执行下列操作之一：
-  要允许服务器指定 IP 地址， 选择 Server assigned IP address。
-  要手动指定 IP 地址， 选择 Specify an IP address， 然后在 IP Address 中输入地址。

c)	要设置 DNS 地址， 执行下列操作之一：
-  要允许 DNS 服务器指定 DNS 地址， 选择 Server assigned DNS address。
-  要手动指定 DNS 地址， 选择 Specify a DNS address， 然后在 DNS Address 中输入地址。

d)	在 Phone # 中输入拨出电话号码。

e)	在 Username 和 Password 中输入您的 ISP 用户名和密码。

	建立调制解调器拨出连接（续）


建立调制解调器拨出连接

5	选择 Dial 以建立连接。

调制解调器拨出连接已建立。

相关主题

• 关于串行连接和网络连接	• 建立串行连接
• 建立调制解调器拨入连接	• 建立局域网连接
• 建立 IP socket 连接


建立调制解调器拨入连接

与 TestPad 建立调制解调器拨入连接涉及将 PCMCIA 模拟调制解调器卡插入 TestPad 上的 PCMCIA 卡插槽、 配置调制解调器拨入参数及用随附的 RJ-11 电话线将 PCMCIA 卡连接到电话插孔。最后拨入 TestPad。

您必须有权接入 PSTN 网络以便建立调制解调器拨入连接。

建立拨入连接之后， 可以执行下列操作：

• 运行远程 GUI	• 连接到 FTP 服务器
• 建立 IP socket 连接
建立调制解调器拨入连接

1	将 PCMCIA 模拟调制解调器卡插入 TestPad 上的 PCMCIA 卡插槽。

2	用随附的 RJ-11 电话线将 PCMCIA 调制解调器卡连接到电话插孔。

	建立调制解调器拨入连接（续）


建立调制解调器拨入连接

3	在 TestPad 上选择工具 > 连接 > Dial-in Network。Dial-in Network 对话框出现。

4	要指定拨入参数， 执行下列操作：

•	在 Dial In Device 中选择一种可用拨入设备。

•	要设置 TCP/IP 客户端地址， 执行下列操作之一：
-  要允许 DHCP 指定地址， 选择 Use DHCP to assign remote TCP/IP client addresses。
-  要使用静态地址池， 选择 Use static address pool， 然后在 Begin 和 End 字段中输入地址范围。

	建立调制解调器拨入连接（续）


建立调制解调器拨入连接

5	从远程设备拨入到 TestPad。提示您登录 TestPad 时， 输入以下用户名和密码：

•	Username：acterna

•	Password：acterna

注意输入小写的用户名和密码。

现在已连接到 TestPad。

相关主题

• 关于串行连接和网络连接	• 建立串行连接
• 建立调制解调器拨出连接	• 建立局域网连接
• 建立 IP socket 连接


建立局域网连接

可以从 TestPad 通过以太网连接与网络建立局域网连接， 或通过以太网、 802.11b、 蓝牙或 USB 直接连接与其他计算机建立直接连接。如果连接到采用动态主机配置协议 (DHCP) 的网络， 可以让 DHCP 指定一个 TCP/IP 客户端地址， 或者可以使用静态地址池并指定有效地址的范围。

选择以下技术以查看连接要求：

• 以太网（网络）	• 以太网（直接）	• 蓝牙
• 802.11b	• USB 直接
与网络或其他计算机建立局域网连接之后， 可以执行下列操作：

• 运行远程 GUI	• 连接到 FTP 服务器
• 建立 IP socket 连接	• 启动 Web 浏览器（需要网络连接）
	建立局域网连接（续）


建立局域网连接

建立局域网连接

1	如果建立以太网、 802.11 或蓝牙连接， 将相应的 PCMCIA 卡插入 TestPad 上的 PCMCIA 插槽。

警告：具有损坏装置的风险
如果用蓝牙建立局域网连接， 不要从 TestPad 中取出蓝牙 PCMCIA 卡。如果 TestPad 配置为蓝牙连接， 并且在没有将蓝牙卡插入 PCMCIA 卡插槽的情况下打开 TestPad， TestPad 将锁定并有可能需要返回工厂进行维修。建议将蓝牙卡一直插在插槽中。

2	如果建立以太网或直接 USB 连接， 执行下列操作之一：

•	要连接到以太网网络， 将以太网网线连接到 PCMCIA 卡， 然后将另一端插入网络。

•	要通过以太网连接到膝上型电脑或 PC， 将以太网交叉缆线插入 PCMCIA 卡， 然后将另一端插入膝上型电脑或 PC。

	建立局域网连接（续）


建立局域网连接

2（续）

•	要与膝上型电脑或 PC 建立 USB 直接连接， 将 Y 型缆线插入 TestPad， 然后将 USB 直接连接缆线的一端插入 Y 型缆线的 USB 连接器， 将另一端插入膝上型电脑或 PC。

3	在 TestPad 上选择工具 > 连接 > Local Area Network。Network Settings 设置对话框出现。

4	要设置 TCP/IP 客户端地址， 执行下列操作之一：

•	要允许 DHCP 指定地址， 选择 Obtain an IP address automatically。

•	要使用静态地址， 选择 Use the following IP address， 然后在 IP Address、 Subnet Mask 和 Default Gateway 字段中输入 IP 地址。

	建立局域网连接（续）


建立局域网连接

5	要设置 DNS 服务器地址， 执行下列操作之一：

•	要自动获得 DNS 服务器地址， 选择 Obtain DNS server address automatically。

•	要使用指定的 DNS 服务器地址， 选择 Use the following DNS server address， 然后在 DNS Server 字段中输入地址。

6	如果通过蓝牙或 802.11b 进行连接， 用下列区分大小写的值配置您的 PC 或膝上型电脑：

• 蓝牙连接：Friendly Name = TestPad	• 802.11b 连接： SSID = TestPad WEP key = FST2k Static IP address = 192.168.252.2
连接已建立。

相关主题

• 关于串行连接和网络连接	• 建立串行连接
• 建立调制解调器拨出连接	• 建立调制解调器拨入连接
• 建立 IP socket 连接


建立 IP socket 连接

可以从膝上型电脑或 PC 与 TestPad 建立 IP socket 连接。在与 TestPad 建立 IP socket 连接之前， 必须建立网络连接。还应确定 TestPad 的 IP 地址（参阅确定 TestPad 的 IP 地址或计算机名称）。

建立 IP socket 连接

1	在 TestPad 上选择工具 > 连接 > Socket Remote Command Line。Socket Port # 对话框出现。

2	在 Port # 中输入连接所用的端口号。

3	与 TestPad 建立网络连接。

•	有关建立调制解调器拨出连接的说明， 参阅建立调制解调器拨出连接。

•	有关建立调制解调器拨入连接的详细说明， 参阅建立调制解调器拨入连接。

	建立 IP socket 连接（续）


建立 IP socket 连接

3（续）

•	有关建立局域网连接的详细说明， 参阅建立局域网连接。

4	在膝上型电脑或 PC 上启动一个终端仿真应用程序（如超级终端）。

5	使用下列参数进行连接：

•	TCP/IP (Winsock)

•	端口号：端口号（第 2 步中指定）。

•	IP 地址：TestPad 的 IP 地址或计算机名称（参阅确定 TestPad 的 IP 地址或计算机名称）。

连接已建立。

相关主题

• 关于串行连接和网络连接	• 建立串行连接
• 建立调制解调器拨出连接	• 建立局域网连接
• 建立调制解调器拨入连接


信号显示
信号显示。指示灯结果。显示信号（仅限于 1G 和 2G 测试）。


同步获得
同步获得。指示灯结果。已经获得同步。


激活链路
激活链路。指示灯结果。链路已激活。


帧检测
帧检测。指示灯结果。TestPad 已经检测到帧。


虚局域网帧检测
虚局域网帧检测。指示灯结果。TestPad 已经检测到符合 IEEE 802.p/q 定义的虚局域网帧。指示灯结果。此指示灯只有在使用具有虚局域网标签选件的 TestPads 时才会出现。


GBIC 状态
GBIC 状态。信号结果（仅限于1G 以太网、 1G 光纤通道和 2G 光纤通道测试）。显示以下结果之一：

- 如果 GBIC 端口中具有支持的 GBIC， 则显示 TestPad 检测到的千兆接口转换器 (GBIC) 的类型。

- 如果 GBIC 端口中有 TestPad 不支持的 GBIC， 则结果显示不支持该 GBIC。

如果未检测到 GBIC， 结果显示没有 GBIC。


时间
时间。时间结果。以时、 分、 秒表示每天的当前时间。选择工具>TestPad 设置>时间/日期以设置 TestPad 的时间。


日期
日期。时间结果。当前日期和月份。使用�文件�按钮设置 TestPad 的日期。


测试时间
测试时间。时间结果。上一个测试重新开始后， 接收到帧以来所经过的时间， 以时、 分、 秒表示。


全部利用率 %, 平均值
全部利用率%， 平均值。链路统计结果。收到的流量所利用的平均带宽， 以上一个测试重新开始后可用带宽线路速率的百分比表示。平均值按上一个测试重新开始后经过的时间计算。


全部利用率 %, 当前值
全部利用率%， 当前值。链路统计结果。收到的流量所利用的当前带宽， 以可用带宽线路速率的百分比表示。此测量结果为前一秒之内检测到的平均值。


全部利用率 %, 峰值
全部利用率%， 峰值。链路统计结果。上一个测试重新开始后收到的流量所利用的带宽的峰值， 以可用带宽线路速率的百分比表示。


帧速率, 平均值
帧速率， 平均值。链路统计和过滤器统计结果。收到的帧的平均速率， 以帧/秒表示。平均值按上一个测试重新开始后过去的时间计算。


帧速率, 当前值
帧速率， 当前值。链路统计和过滤器统计结果。当前收到的帧的速率， 以帧/秒表示。此测量结果为前一秒之内检测到的平均值。


帧速率, 最小值
帧速率， 最小值。链路统计和过滤器统计结果。对于链路统计， 指一秒钟内收到的帧的最小速率， 以帧/秒表示。对于过滤器统计， 指一秒钟内过滤的帧的最小速率， 以帧/秒表示。


帧速率, 峰值
帧速率， 峰值。链路统计和过滤器统计结果。对于链路统计， 指一秒钟内收到的帧的最大速率， 以帧/秒表示。对于过滤器统计， 指一秒钟内过滤的帧的最大速率， 以帧/秒表示。


接收率 Mbps, 当前值
接收率 Mbps， 当前值。链路统计结果。当前收到的流量所利用的带宽， 以 Mbps 表示。此测量结果为前一秒之内检测到的平均值。


发送率 Mbps, 当前值
发送率 Mbps， 当前值。链路统计结果。当前发送的流量所利用的带宽， 以 Mbps 表示。此测量结果为前一秒之内检测到的平均值。


时延, 最大值 (微秒)
时延， 最大值（微秒）。链路统计和过滤器统计结果。最大往返延时， 以微秒计算。要测量往返延时， 必须生成一个 Acterna 净荷。处于环回模式的装置将显示无效结果， 因为它不生成流量。


时延, 最小值 (微秒)
时延， 最小值（微秒）。链路统计和过滤器统计结果。最小往返延时， 以微秒计算。要测量往返延时， 必须生成一个 Acterna 净荷。处于环回模式的装置将显示无效结果， 因为它不生成流量。


时延, 平均值 (微秒)
时延， 平均值（微秒）。链路统计和过滤器统计结果。平均往返延时， 以微秒计算。要测量往返延时， 必须生成一个 Acterna 净荷。处于环回模式的装置将显示无效结果， 因为它不生成流量。


业务中断时间 (毫秒)
业务中断时间（毫秒）。链路统计结果。业务切换到保护线路时的业务中断时间（最大帧间间隙）， 以毫秒计算。


帧尺寸, 最大值
帧尺寸， 最大值。链路统计和过滤器统计结果。对于链路统计， 指检测到帧之后已收到的帧的最大尺寸。对于过滤器统计， 指检测到帧之后过滤的帧的最大尺寸。


帧尺寸, 最小值
帧尺寸， 最小值。链路统计和过滤器统计结果。对于链路统计， 指检测到帧之后已收到的帧的最小尺寸。对于过滤器统计， 指检测到帧之后过滤的帧的最小尺寸。


帧尺寸, 平均值
帧尺寸， 平均值。链路统计结果。对于链路统计， 指检测到帧之后已收到的帧的平均尺寸。


接收帧
接收帧。链路计数和模式统计结果。对于链路计数， 指上一个测试重新开始之后收到的帧数， 包括差错帧。对于模式统计， 指建立链路之后收到的有效帧和差错帧的数量。


发送帧
发送帧。链路计数和模式统计结果。对于链路计数， 指上一个测试重新开始之后发送的帧数。以监控模式进行测试时， 此结果不会出现。对于模式统计， 指建立链路之后发送的帧数。


接收 Acterna 帧
接收 Acterna 帧。链路计数和过滤器计数结果。对于链路计数， 指收到的 Acterna 帧的数量， 不包括差错帧。对于过滤器计数， 指过滤的具有 Acterna 净荷的帧的数量， 不包括差错帧。


暂停帧
暂停帧。链路计数结果。从远程以太网设备收到的暂停帧的数量。暂停帧用于流控， 并警告发送设备必须降低外发帧的速度， 否则有可能在远端出现接收器溢出， 导致流量丢失。


单播帧
单播帧。链路计数和过滤器计数结果。对于链路计数， 指上一个测试重新开始之后收到的单播以太网帧的数量。对于过滤器计数， 指上一个测试重新开始之后过滤的单播以太网帧的数量。


组播帧
组播帧。链路计数结果。对于链路计数， 指上一个测试重新开始之后收到的组播以太网帧的数量。对于过滤器计数， 指上一个测试重新开始之后过滤的组播以太网帧的数量。


广播帧
广播帧。链路计数和过滤器计数结果。对于链路计数， 指上一个测试重新开始之后收到的以太网广播帧的数量。对于过滤器计数， 指上一个测试重新开始之后过滤的以太网广播帧的数量。


64 字节帧
64 字节帧。链路计数和过滤器计数结果。对于链路计数， 指长度为 64 字节的帧的数量。对于过滤器计数， 指过滤的长度为 64 字节的帧的数量。


65-127 字节帧
65-127 字节帧。链路计数和过滤器计数结果。对于链路计数， 指长度为 65 至 127 字节的帧的数量。对于过滤器计数， 指过滤的长度为 65 至 127 字节的帧的数量。


128-255 字节帧
128-255 字节帧。链路计数和过滤器计数结果。对于链路计数， 指长度为 128 至 255 字节的帧的数量。对于过滤器计数， 指过滤的长度为 128 至 255 字节的帧的数量。


256-511 字节帧
256-511 字节帧。链路计数和过滤器计数结果。对于链路计数， 指长度为 256 至 511 字节的帧的数量。对于过滤器计数， 指过滤的长度为 256 至 511 字节的帧的数量。


512-1023 字节帧
512-1023 字节帧。链路计数和过滤器计数结果。对于链路计数， 指长度为 512 至 1023 字节的帧的数量。对于过滤器计数， 指过滤的长度为 512 至 1023 字节的帧的数量。


1023 字节以上的帧
1023 字节以上的帧链路计数和过滤器计数结果。长度为 1023 字节或以上的帧的数量， 或过滤的长度为 1023 字节以上的帧的数量。


发送冲突
发送冲突。链路计数结果。TestPad 发送帧， 然后在帧时间段中收到一个堵塞信号的次数。只有进行半双工 10/100 以太网测试时才显示此结果。


发送延迟冲突
发送延迟冲突。链路计数结果。TestPad 发送帧， 然后在开始发送帧之后遇到一个多于 64 字节冲突的次数。只有进行半双工 10/100 以太网测试时才显示此结果。


接收冲突
接收冲突。链路计数结果。TestPad 在不发送帧时收到堵塞信号的次数。只有进行半双工 10/100 以太网测试时才显示此结果。


发送延迟
发送延迟。链路计数结果。发送器准备好发送流量， 然后根据链路活动被迫延迟发送的次数。只有进行半双工 10/100 以太网测试时才显示此结果。


利用率 %, 平均值
利用率%， 平均值。过滤器统计结果。过滤的流量所利用的平均带宽， 以上一个测试重新开始后可用带宽线路速率的百分比表示。平均值按上一个测试重新开始后过去的时间计算。


利用率 %, 当前值
利用率%， 当前值。过滤器统计结果。过滤的流量所利用的当前带宽， 以可用带宽线路速率的百分比表示。此测量结果为前一秒之内检测到的平均值。


利用率 %, 峰值
利用率%， 峰值。过滤器统计结果。上一个测试重新开始后过滤的流量所利用的带宽的峰值， 以可用带宽线路速率的百分比表示。


有效接收帧
有效接收帧。过滤器计数结果。上一个测试重新开始之后收到的被过滤的帧数， 包括差错帧。


符号差错
符号差错。差错统计结果。物理层收到的无效 10 位编码的数量。此结果为每帧的增量不超过一次。


超小帧
超小帧。差错统计结果。含有帧检验序列 (FCS) 差错的长度低于所需 64 字节的帧的数量。


超长帧
超长帧。差错统计结果。收到的字节数大于最大帧长度 1518 字节（对于虚局域网标签帧为 1522 字节）和差错帧检验序列的帧数。


不足正常尺寸帧
不足正常尺寸帧。差错统计结果。不含帧检验序列或循环冗余检验差错的长度低于最少 64 字节（以太网）或 24 字节（光纤通道）的帧的数量。


超出正常尺寸帧
超出正常尺寸帧。差错统计结果。不含帧检验序列或循环冗余检验差错的长度超过最大 1518 字节（以太网）或 2140 字节（光纤通道）的帧的数量。

注意：如果 TestPad 设置为发送巨型帧， 则超过 1518 字节的帧（对于虚局域网标签帧则为 1522 字节）被认为未超出正常尺寸。


差错帧
差错帧。差错统计结果。帧检验序列差错帧（以太网）、 循环冗余检验差错帧（光纤通道）、 超小帧、 超长帧、 不足正常尺寸帧和超出正常尺寸帧的兑数。


序列溢出帧
序列溢出帧。差错统计结果。TestPad 在其中检测到 Acterna 测试序列溢出帧的实例数。例如， 若 TestPad 检测到序列号：1、 2、 3、 6、 7、 8， （在第 3 帧之后立即检测到第 6 帧）， 序列溢出计数增加 1， 将计算一个序列溢出帧实例。如果 TestPad 接着检测到序列号 9、 10、 14、 15、 16（在第 10 帧之后立即检测到第 14 帧）， 序列溢出计数再次增加 1， 导致总共计算了两个序列溢出帧实例。


丢帧
丢帧。差错统计结果。丢失的 Acterna 测试帧的数量。例如， 若 TestPad 检测到序列号：1、 2、 3、 6、 7、 8， （未检测到第 4 和第 5 帧）， 丢帧计数增加 2（第 4 和第 5 帧丢失）。如果 TestPad 接着检测到序列号 9、 10、 14、 15、 16（第 11、 12 和 13 帧丢失）， 丢帧计数增加 3， 导致总共计算了五个丢帧。

注意：如果 TestPad 收到在序列号字段中含有差错的差错帧， 则丢帧计数将不正确。


链路通告状态
链路通告状态。自动协商状态结果（1G 和 10/100）。指出 FST-2802 已经从以太网链路配对设备发送有效的自动协商能力通告， 并发出确认。


链路配置应答
链路配置应答。自动协商状态结果（1G 和 10/100）。指出以太网链路配对设备已经确认从 FST-2802 收到有效的自动协商能力通告。


暂停能力
暂停能力。自动协商状态结果 (1G)。指出以太网链路配对设备的流控能力。这些能力为：

发送：
以太网链路配对设备将发送暂停帧以通知 FST-2802 立即减小发送带宽， 但是如果收到暂停帧， 则不会减小自己的发送带宽。
接收：
如果收到暂停帧， 以太网链路配对设备将立即减小自己的发送带宽， 但不会发送暂停帧以通知 FST-2802 减小发送带宽。
发送和接收：

以太网链路配对设备将发送暂停帧以通知 FST-2802 立即减小发送带宽， 如果收到暂停帧， 则减小自己的发送带宽。
不发送且不接收：
以太网链路配对设备既不发送暂停帧以通知 FST-2802 立即减小发送带宽， 在收到暂停帧时也不减小自己的发送带宽。


全双工能力
全双工能力。自动协商状态结果 (1G)。指出以太网链路配对设备是否具有全双工能力。


半双工能力
半双工能力。自动协商状态结果 (1G)。指出以太网链路配对设备是否具有半双工能力。


远端故障
远端故障。自动协商状态结果（1G 和 10/100）。如果以太网链路配对设备支持此功能， 指出自动协商失败的原因。如果自动协商成功， 此结果为�否�。


速率 (Mbps)
速率 (Mbps)。自动协商状态结果 (10/100)。指出链路的协商速率设置（10 或 100 Mbps）。


双工
双工。自动协商状态结果 (10/100)。指出链路的协商双工设置（半双工或全双工）。


100Base-TX 全双工
100Base-TX 全双工。自动协商状态结果 (10/100)。指出以太网链路配对设备的 100Base-TX 口是否具有全双工能力（“是”或“否”）。


100Base-TX 半双工
100Base-TX 半双工。自动协商状态结果 (10/100)。指出以太网链路配对设备的 100Base-TX 口是否具有半双工能力（“是”或“否”）。


10Base-TX 全双工
10Base-T 全双工。自动协商状态结果 (10/100)。指出以太网链路配对设备的 10Base-TX 口是否具有全双工能力（“是”或“否”）。


10Base-T 半双工
10Base-T 半双工。自动协商状态结果 (10/100)。指出以太网链路配对设备的 10Base-TX 口是否具有半双工能力（“是”或“否”）。


PING请求发送
PING请求发送。PING 统计结果。从 FST-2802 发送的 PING 请求的数量。


PING 应答接收
PING 应答接收。PING 统计结果。收到回复的数量， 该回复是对从 FST-2802 发送的 PING 请求的响应。


PING 请求接收
PING 请求接收。PING 统计结果。FST-2802 收到的来自网络上其他第三层设备的 PING 请求（换言之， 发送到 FST-2802 的 IP 地址的请求）的数量。


PING 应答发送
PING 应答发送。PING 统计结果。FST-2802 发送的PING 回复， 该回复是对发送给 FST-2802 的 PING 请求的响应 。每次收到 PING 请求时， FST-2802 进行回复， 此计数增加 1。


丢 PING 包
丢 PING 包。PING 统计结果。FST-2802 发送的在三秒钟内未收到回复的 PING 请求数量。


虚局域网帧
虚局域网帧。链路计数和过滤器计数结果。虚局域网帧或过滤的虚局域网帧的数量， 如 IEEE 802.p/q 定义。此结果只有在使用具有虚局域网标签选件的 TestPad 时才会出现。


物理层模式同步
物理层模式同步。指示灯结果。进入比特流中所含的数据与误码率测试模式同步。


第二层模式同步
第二层模式同步。指示灯结果。帧净荷中所含的数据与误码率测试模式同步。


暂停帧检测
暂停帧检测。指示灯结果。TestPad 已检测到有效的暂停帧。只在测试以太网时可用。


2140 字节以上的帧
2140 字节以上的帧。链路计数和过滤器计数结果。长度大于 2140 字节的光纤通道帧， 或过滤的长度大于 2140 字节的光纤通道帧。


1024-2140 字节帧
1024-2140 字节帧。链路计数和过滤器计数结果。长度为 1024 至 2140 字节（包括 1024 字节和 2140 字节）的光纤通道帧， 或过滤的此类光纤通道帧。


128-252 字节帧
128-252 字节帧。链路计数和过滤器计数结果。长度为 128 至 252 字节（包括 128 字节和 252 字节）的光纤通道帧， 或过滤的此类光纤通道帧。


256-508 字节帧
256-508 字节帧。链路计数和过滤器计数结果。长度为 256 至 508 字节（包括 256 字节和 508 字节）的光纤通道帧， 或过滤的此类光纤通道帧。


28-64 字节帧
28-64 字节帧。链路计数和过滤器计数结果。长度为 28 至 64 字节（包括 28 字节和 64 字节）的光纤通道帧， 或过滤的此类光纤通道帧。


512-1020 字节帧
512-1020 字节帧。链路计数和过滤器计数结果。长度为 512 至 1020 字节（包括 512 字节和 1020 字节）的光纤通道帧， 或过滤的此类光纤通道帧。


68-124 字节帧
68-124 字节帧。链路计数和过滤器计数结果。长度为 68 至 124 字节（包括 68 字节和 124 字节）的光纤通道帧， 或过滤的此类光纤通道帧。


编码差错率
编码差错率。差错统计结果。具有编码差错的帧的速率， 以帧/秒表示。此测量结果为前一秒之内检测到的平均值。


编码差错
编码差错。差错统计结果。比特流中每个无效 10 位编码的计数。


编码差错秒
编码差错秒。差错统计结果。发生编码差错的秒数。


循环冗余检验差错帧
循环冗余检验差错帧。差错统计结果。含有循环冗余检验 (CRC) 差错的光纤通道帧的数量。


帧检验序列差错帧
帧检验序列差错帧。差错统计结果。含有帧检验序列 (FCS) 差错的以太网帧的数量。接收含有帧检验序列差错的以太网巨型帧时， 帧检验序列差错计数不增加， 而是将这些帧算作超长帧。

注意：对于以太网 ping 应用， 帧检验序列差错帧是在差错统计类别中显示的唯一结果。其他差错统计结果不适用。


光纤超小帧
光纤超小帧。差错统计结果。收到的字节数小于最小帧长度 28 字节且含有循环冗余检验差错的光纤通道帧的数量。


光纤超长帧
光纤超长帧。差错统计结果。收到的字节数大于最大帧长度 2140 字节且含有循环冗余检验差错的光纤通道帧的数量。


丢帧率
丢帧率。差错统计结果。丢失的帧与预期的帧的数量之比。


时延, 平均值 (毫秒)
时延， 平均值（毫秒）。PING 统计结果。上一个测试重新开始之后 FST-2802 发送和成功收到的所有 ping 的平均往返时延。以毫秒计算。


时延 (毫秒)
时延（毫秒）。PING 统计结果。FST-2802 发送和成功收到的最近 ping 的往返时延。以毫秒计算。


时延, 最大值 (毫秒)
时延， 最大值（毫秒）。PING 统计结果。FST-2802 发送和成功收到的 ping 的最大往返时延。以毫秒计算。


时延, 最小值 (毫秒)
时延， 最小值（毫秒）。PING 统计结果。FST-2802 发送和成功收到的 ping 的最小往返时延。以毫秒计算。


比特差错率
比特差错率。物理层误码率统计和第二层误码率统计结果。对于物理层误码率测试， 指从最初获得模式同步之后模式比特差错与收到的模式比特之比。对于第二层误码率测试， 指从最初获得帧同步之后模式比特差错与收到的模式比特之比。

注意：此比率仅由帧净荷中的比特确定。


比特差错秒
比特差错秒。物理层误码率统计和第二层误码率统计结果。对于物理层误码率测试， 指从最初模式同步之后出现一个或多个模式比特差错的秒数。对于第二层误码率测试， 指从最初帧同步之后出现一个或多个模式比特差错的秒数。


比特差错
比特差错。物理层误码率统计和第二层误码率统计结果。对于物理层误码率测试， 是从最初获得模式同步之后收到的与预期值不一致的识别模式中的比特数。对于第二层误码率测试， 是从最初获得帧同步之后收到的与预期值不一致的识别模式中的比特数。


接收到的全部比特
接收到的全部比特。物理层误码率统计和第二层误码率统计结果。对于物理层误码率测试， 指从最初模式同步之后收到的全部比特数。对于第二层误码率测试， 指从最初帧同步之后收到的全部比特数。


802.11b
802.11b。无线局域网的 IEEE 标准。可以用 802.11 PCMCIA 卡与 TestPad 建立无线局域网连接。


802.3
802.3. 以太网的 IEEE 规范。802.3 还指定一种将帧长度放在以太网报头的长度/类型字段内的帧类型， 而 DIX Type II 帧类型则利用长度/类型字段识别净荷以太网类型。


ADM
ADM (Add-drop multiplexer)。分插复用器。


ATP
ATP (Acterna test packet)。Acterna 测试包。一个测试包， 含有测量往返延时和计算不匹配序列帧所需的时间戳和序列号。要从 FST-2802 发送 ATP， 在配置测试时于“发送配置”选项卡选择 Acterna 净荷。


CJPAT
CJPAT (Continuous jitter test pattern)。连续抖动测试模式。


控制
Controls。控制。测试配置的同义词。出现在 TestPad 用户界面上。


CRC
CRC (Cyclic redundancy check)。循环冗余检验。另请参阅 FCS。


CRPAT
CRPAT (Continuous random test pattern)。连续随机测试模式。


CSPAT
CSPAT (Compliant supply noise test pattern)。兼容电源噪声测试模式。


DA
DA (Destination address)。目的地址。


DB-9
DB-9。标准 9 针 RS-232 串行端口或连接器。TestPad 随附的 Y 型缆线有一个 DB-9 连接器。


DB-25
DB-25。25 针 RS-232 串行端口或连接器。


DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)。动态主机配置协议。一种根据需要以动态方式指定 IP 地址的通信协议。也支持静态 IP 地址的指定。


DIX
DIX。Digital、 Intel 和 Xerox。以太网 Type II 帧格式。


DTE
DTE (Data Terminal Equipment)。数据终端设备。用于发送或接收数据的端口， 用作数据传送源、 数据传送目的或同时用作传送源与目的。TestPad 的USB/串行端口配置为 DTE 端口。


以太网
Ethernet。以太网。一种局域网协议。使用 FST-2802， 可以测试和验证以太网组件与服务。如果购买了 Networking 选件， 还可以从 TestPad 通过以太网 PCMCIA 卡和以太网网线或跳线与以太网或膝上型电脑或 PC 建立以太网连接。建立以太网连接之后， 可以运行远程 GUI， 用 FTP 传送文件， 发布远程控制命令， 启动 Web 浏览器。


以太网链路配对设备
Ethernet link partner。以太网链路配对设备。链路中最近的以太网设备。初始化链路时， FST-2802 与此设备自动协商其能力。


FCS
FCS (Frame check sequence)。帧检验序列。由始发设备计算并插入到以太网帧中的一个值。接收设备执行相同的计算， 并将算出的 FCS 值与帧中的 FCS 值进行比较。如果两个值不一致（表明帧出现错误）， 即宣布出现 FCS 错误。交换机将丢弃该帧。


FDX
FDX (Full duplex)。全双工。


FTP
FTP (File transfer protocol)。文件传输协议。用于在局域网和互联网上传输文件的协议。如果购买了 Networking 选件， 可用 FTP 向 FST-2802 传送文件和从 FST-2802 传送文件。


GBIC
GBIC (Gigabit Interface Converter)。千兆接口转换器。一种以太网或光纤通道模块， 可将标准的预定义以太网或光纤通道接口转换为希望的媒介， 例如单模或多模光纤。FST-2802 提供一个用于 1G 以太网、 1G 光纤通道和 2G 光纤通道测试的 GBIC 插孔。


GUI
GUI (Graphical User Interface)。图形用户界面。在便于用户操作的环境中的命令布局。另请参阅 UI（用户界面）。


HDX
HDX (Half duplex)。半双工。


Histogram
Histogram。直方图。以直方图格式表示具体结果的打印输出。


ICMP
ICMP (Internet Control Message Protocol)。互联网控制消息协议。提供基本控制消息（如用于 IP 包处理的应答请求和应答回复）的协议。用 FST-2802 ping 第三层或 IP 设备时， FST-2802 在用户界面的消息显示栏中显示重要的 ICMP 消息。


IP
IP (Internet Protocol)。互联网协议。指定通过互联网传送的数据包格式与地址方案的协议。通常与 TCP 一起使用。


ISP
ISP (Internet service provider)。互联网服务供应商。提供接入互联网和万维网 (World Wide Web) 服务的供应商。


ITU
ITU (International Telecommunications Union)。总部设于瑞士日内瓦的国际电信联盟。


超长帧
jabber。超长帧。长度超过 IEEE 802.3 最大长度 1518 字节（或者含虚局域网标签时为 1522 字节）并含有差错帧检验序列的以太网帧， 或长度超过最大长度 2140 字节并含有差错循环冗余检验的光纤通道帧。


巨型帧
jumbo frame。巨型帧。长度超过 IEEE 802.3 最大长度 1518 字节（含有虚局域网标签时为 1522 字节）的以太网帧， 或长度超过 2140 字节的光纤通道帧。可以用 FST-2802 发送巨型帧。


LCD
LCD (Liquid crystal display)。液晶显示器。


LED
LED (Light emitting diode)。发光二极管。


LLC
LLC (Logical link control)。逻辑链路控制。802.3 帧中的三个字节， 指定存放数据帧的存储缓冲器。用 FST-2802 发送 ping 时， 可以发送含有 LLC 的 802.3 帧， 或含有 LLC 和子网络访问协议 (SNAP) 的 802.3 帧。


Msg
Msg (Message)。消息。


MSPP
MSPP (Multi-service provisioning platform)。多服务供应平台。典型的下一代 SONET 多工器， 可以将多种接入技术（如以太网、 TDM 和 ATM）集成到一个 SONET 环上。


NiMH
NiMH (Nickel-Metal Hydride)。镍氢电池。TestPad 随机配有一个充电式镍氢电池。


PCMCIA
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)。个人计算机存储卡国际协会。PCMCIA 将存储卡标准化为信用卡大小， 并标准化计算机、 膝上型电脑、 掌上设备等装置输入/输出。


Ping
Ping。向一个 IP 地址发送 ICMP 应答请求包并等待回复的程序。Ping 请求通常用于测试连接。可以用 FST-2802 发送和应答 ping 包。


打印事件触发器
Print event trigger。打印事件触发器。提示 TestPad 生成打印输出的事件， 如测试结果改变或测试重新启动。


打印模式
Print mode。打印模式。在 TestPad 上生成打印输出的方式。可以手动生成输出， 安排 TestPad 在指定的时间间隔生成输出， 或安排 TestPad 在测试结束时生成输出。


打印类型
 Print type。打印类型。在打印输出中显示的信息的类型。


RFC 2544
RFC 2544。互联网工程工作组发布的名为《网络互连设备基准法》(Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices) 的文件。RFC 2544 定义了一系列测试， 用于测量数据网络设备的性能特征。使用 FST-2802， 可以运行一个自动脚本， 该脚本提示您为每个 RFC 2544 推荐的测试输入关键参数。


RJ-11
RJ-11。标准电话插孔， 通常用于电话、 调制解调器和传真机。


RJ-45
RJ-45。FST-2802 上的插孔， 用于 10/100 以太网测试。


RS-232
RS-232。一组指定用于在计算机、 终端和调制解调器之间进行通信的电学、 功能和机械接口的标准。


超小帧
 Runt。超小帧。长度小于 IEEE 802.3 最小长度 64 字节并含有差错帧检验序列的以太网帧， 或小于最小长度 28 字节并含有差错循环冗余检验的光纤通道帧。


Rx
Rx (Receive)。接收。


SA
SA (Source address)。源地址。


Secs
Secs (Seconds)。秒。


服务中断时间
Service disruption time。业务中断时间。服务切换到保护线路时两个以太网帧或光纤通道帧之间的时间间隔（最大帧间间隔）。链路统计类别中的“业务中断时间(毫秒)”结果显示服务中断时间。


SFD
SFD (Start of frame delimiter)。起始帧分界符。以太网帧报头的一部分， 指出帧的目的地址帧即将开始。


SMTP
SMTP (Simple mail transfer protocol)。简单邮件传输协议。必须连接到 SMTP 服务器才能从 TestPad 发送电子邮件。


SNAP
SNAP (SubNetwork Access Protocol)。子网络访问协议。802.3 帧中指定供应商代码和以太网类型的协议。用 FST-2802 发送 ping 时， 可以发送含有逻辑链路控制 (LLC) 和 SNAP 的 802.3 帧。


Tcl/Tk
Tcl/Tk。用于为 TestPad 编写自己的测试脚本的脚本语言。


TCP
TCP (Transmission Control Protocol)。传输控制协议。允许两个主机建立连接并交换数据流的协议。


Term
Term。参阅“终接”。


终接
Terminate。终接。测试装置终接回路的一种应用。在这些应用中， 测试装置发送和接收流量。


Thru
Thru。将测试设备与网络串接以监控回路流量的一种应用程序。


ToS
ToS (Type of service)。服务类型。配置 FST-2802 发送 ping 时， 可以用 PING 选项卡上的 Advanced 按钮指定服务类型。


TTL
TTL (Time to live)。系统内停留时间。保留分段 ping 请求或响应的时间， 在该时间之后回路中的任何设备才可删除请求或响应。配置 FST-2802 以发送 ping， 可以用 PING 选项卡上的 Advanced 按钮指定 TTL 秒数。


Tx
Tx (Transmit)。发送。


UIM
UIM (User Interface Module)。用户界面模块。


USB
USB (Universal Serial Bus)。通用串行总线。一种专为处理各种设备（如键盘、 鼠标、 打印机、 调制解调器和集线器）而设计的总线。TestPad 随附的 Y 型缆线有一个 USB 连接器。


VNC
VNC (Virtual Network Computing)。虚拟网络计算。一种瘦客户端系统， 使您可以从其他连接到互联网的计算机运行 VNC 服务器上的应用程序。使用 VNC， 可以从远程工作站运行 TestPad。


导览

以下主题向您介绍 FST-2802 的顶部面板、  底部面板、  前面板和指示灯显示面板。

相关主题

• 查看顶部面板	• 查看按钮面板
• 查看前面板	• 查看指示灯显示面板
• 查看用户界面	• 关于扩展键盘
• 关于工具菜单命令


查看顶部面板

顶部面板上有 USB/串行端口、  双 PCMCIA 卡插槽、  用于 10/100 以太网测试的 RJ-45 连接器和用于 1G 以太网、  1G 光纤通道与 2G 光纤通道的 GBIC 端口：

• 单端口面板	• 双端口面板
相关主题

• 查看按钮面板	• 查看指示灯显示面板
• 查看前面板	• 查看用户界面
• 连接 TestPad 以进行测试


查看底部面板

底部面板上有电池盖、  耳机插孔、  DC IN 插孔（使用交流适配器向 TestPad 供电）和电源开关。

相关主题

• 查看前面板	• 查看用户界面
• 为 FST-2802 接通电源	• 查看指示灯显示面板


查看前面板

前面板上有显示用户界面的触摸式 LCD 屏幕。用户界面使您可以设置 TestPad 、  配置测试和显示测试结果。电源指示灯、  状态指示灯、  扬声器和麦克风也位于前面板上。

相关主题

• 查看用户界面	• 查看指示灯显示面板
• 为 FST-2802 接通电源	• 查看按钮面板


查看用户界面

用户界面使您可以设置 TestPad 、  配置测试和显示测试结果。触摸屏分为几个独立的区域， 用于设置 TestPad、 配置测试和显示测试结果。建议使用 TestPad 随附的触笔激活触摸屏上的功能。 单击此图查看各项说明。	FST-2802 双端口用户界面
相关主题

• 设置 FST-2802	• 配置测试
• 关于扩展键盘	• 关于工具菜单命令
• 查看测试结果


关于工具菜单命令

“工具”按钮显示工具菜单， 而工具菜单可执行下列命令：

• 程序	• FST-2802 设置	• 帮助
• TestPad 设置	• 打印管理	• 重新启动端口 1
• 连接	• 恢复/调用设置	• 重新启动端口 2
• 文件管理	• 自动操作	• 重新启动两个端口
相关主题

• 设置 FST-2802	• 关于串行和网络连接
• 关于打印


关于扩展键盘

扩展键盘位于触摸屏的右侧。按键用于启动 TestPad 上的具体操作（例如重新启动测试或切换屏幕）、 启动屏幕键盘或联机帮助， 或进入对话框以控制屏幕的亮度及设置打印事件。通过按键可执行下列功能：

• 重新启动	• 切换屏幕	• 亮度
• 键盘	• 打印机设置	• 帮助
	注意： 使用远程 GUI 时， 可通过工具菜单使用与扩展键盘按键相关的各种命令。
相关主题

• 使用屏幕键盘	• 关于打印
• 设置屏幕亮度	• 使用远程


查看指示灯显示面板

指示灯显示面板显示当前和历史状态以及警告指示灯。指示灯的内部栏显示链路的当前状况或状态， 而指示灯的外部栏显示链路的历史状况。

双端口指示灯面板	相关主题   • 关于指示灯结果 • 查看前面板 • 查看用户界面 • 查看顶部面板 • 查看按钮面板


FST-2802 顶部面板（单端口配置）

单端口配置具有一个 RJ-45 连接器和一个 GBIC 端口：


FST-2802 顶部面板（双端口配置）

如果购买了双端口配置， 则可使用第二个 RJ-45 连接器和第二个 GBIC 端口：

端口 1 GBIC 端口和 RJ-45 连接器在仪器中显示为灰色， 而端口 2 GBIC 端口和 RJ-45 连接器显示为蓝色。


关于以太网测试

以太网是一种物理链路（物理层）和数据链路（第二层）技术。用 FST-2802 进行以太网测试时， 从本质而言， TestPad 作为回路中一个以太网交换端口进行工作。以太网交换机可以转换以太网帧（数据）； 因此， 通过发送和分析以太网帧， 可以用 TestPad 确保物理层和数据层的完整性。

相关主题

• 以太网链路初始化	• 离线业务测试
• 关于以太网流量	• 在线业务测试
• 规格	• 测试结果
• 布线图


以太网链路初始化

在通过回路发送和接收流量（以太网帧）之前， 必须初始化以太网链路。至少， 对不使用自动协商交换机的链路进行初始化时， 需要将一个或多个 TestPad（用来仿真以太网交换端口）连接到回路， 并允许 TestPad 发送空闲流量。

对回路中具有自动协商交换机的链路进行初始化时， 需要打开 TestPad 上的自动协商功能， 指定链路初始化参数（参见指定链路初始化参数）， 然后将 TestPad 连接到回路。TestPad 和交换机自动协商其自身能力（参见自动协商和流控）， 然后通过回路发送空闲流量。

发送空闲流量后， 链路将被视为活动状态。单击此处以了解打开或关闭自动协商时的可能链路状态。

相关主题

• 指定链路初始化参数	• 自动协商和流控
• 1G 链路连接故障排除	• 建立连接
• 离线业务测试	• 以太网测试


自动协商后的可能链路状态
可能链路状态

自动协商	链路状态
交换机 A	交换机 B	交换机 A	交换机 B
关	关	活动	活动
开	开	活动	活动
关	开	活动	不活动
开	关	不活动	活动


自动协商和流控

打开自动协商并将 TestPad 连接到回路后， 回路上打开自动协商的 TestPad 和交换机立即相互“介绍”自己的能力， 然后进行协商以达成最高共用能力。

例如， 交换机 A 和 B 可能相互介绍， 然后进行协商以共同使用下列能力：

能力	交换机 A	交换机 B	协商达成的能力
暂停特性	发送和接收都有	都没有	都没有
全双工特性	是	是	是
半双工特性	是	是	是
缺省情况下， FST-2802 的自动协商关闭。如果回路上的其他交换机不支持自动协商， 请保持自动协商的关闭状态。

相关主题

• 以太网测试	• 离线业务测试
• 关于以太网流量	• 在线业务测试


 指定链路初始化参数

指定链路初始化参数时， 可以：

•	关闭流控以忽略回路远端设备发送给 TestPad 的暂停帧。

•	指定 10/100 以太网流量的速率和双工设置。

•	打开自动协商， 命令 TestPad 在发送空闲流量前与其他交换机协商其能力。如果需要验证与之协商的交换机的自动协商能力， 可以更改各个 TestPad 的缺省能力。

指定链路初始化参数

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择将为其指定参数的端口； 否则请进行第 2 步。

	指定链路初始化参数（续）


指定链路初始化参数

2	用应用程序按钮， 选择下列应用程序之一：

•	TERM > 10/100 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 10/100 以太网 > 第三层 PING

•	THRU > 10/100 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 1G 以太网 > 物理层误码率测试

•	TERM > 1G 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 1G 以太网 > 第二层模式

•	TERM > 1G 以太网 > 第三层 PING

3	选择 SETUP > 链路初始化。

	指定链路初始化参数（续）


指定链路初始化参数

4	如果正在为 10/100 以太网配置链路， 执行下列操作：

•	要打开自动协商， 在“自动协商”下选择打开。“自动协商”按钮出现。

缺省情况下， TestPad 宣称能够对 100 Base Tx 和 10 Base T 发送和接收全双工和半双工流量。如果需要更改缺省能力， 选择“自动协商”。一个自动协商能力的对话框将出现。

选择用于 100 Base Tx 和 10 Base T 的能力。

继续进行第 7 步。

•	要关闭自动协商， 在“自动协商”下选择关闭。

指定速率（10 或 100）和双工（半双工或全双工）设置。

继续进行第 7 步。

•	要关闭流控， 在“流控”下选择关闭。

	指定链路初始化参数（续）


指定链路初始化参数

5	如果正在为 1G 以太网配置链路， 执行下列操作：

•	要打开自动协商， 在“自动协商”下选择打开。“自动协商”按钮出现。

缺省情况下， TestPad 宣称能够发送和解释收到的暂停帧， 并宣称能够进行全双工和半双工传输。如果需要更改缺省能力， 选择自动协商。一个自动协商能力的对话框将出现。

继续进行第 6 步。

•	要关闭自动协商， 在“自动协商”下选择关闭。

•	要关闭流控， 在“流控”下选择关闭。

	指定链路初始化参数（续）


指定链路初始化参数

6	如果打开了自动协商并在第 5 步中选择了自动协商， 一个列出 1G 以太网自动协商能力的窗口将会出现。

如果需要更改缺省设置， 执行下列一项或多项操作：

•	要更改暂停能力， 选择：

两者都不：如果选择“两者都不”， TestPad 将宣称不能发送或接收（转换）暂停帧。

两者都：如果选择“两者都”， TestPad 将宣称能够发送和接收（转换）暂停帧。“两者都”为缺省暂停能力设置。

发送：如果选择“发送”， TestPad 将宣称能够发送暂停帧， 但不能接收（转换）暂停帧。

接收：如果选择“接收”， TestPad 将宣称能够接收（转换）暂停帧， 但不能发送暂停帧。

	指定链路初始化参数（续）


指定链路初始化参数

•	要更改全双工 能力， 选择：

是：如果选择“是”， TestPad 将支持全双工（双向）传输。“是”为缺省全双工能力设置。

否：如果选择“否”， TestPad 将不支持全双工传输。

•	要更改半双工能力， 选择：

是：如果选择“是”， TestPad 将宣称支持半双工传输。“是”为缺省半双工能力设置。

否：如果选择“否”， TestPad 将宣称不支持半双工传输。

7	按确认返回到主窗口。

8	可选操作。如果要为第二个端口指定链路初始化参数， 选择该端口， 然后重复第 2 到 7 步。

链路初始化参数定义完毕。

相关主题

• 建立连接	• 1G 链路连接故障排除
• 离线业务测试	• 以太网测试


关于以太网流量

TestPad 和以太网交换机完成自动协商后， 以太网链路初始化完毕， TestPad 上的 Link Active 指示灯亮起。现在可用 FST-2802 发送和分析以太网流量以验证回路可支持标准以太网帧。

在开始测试前， 可以为流量指定流量加载类型（参见流量加载）。还可以定义流量配置， 该配置在字段级别指定发送和收到的帧的特性（参见流量配置）。

因为 FST-2802 仿真一个以太网交换端口， 对于大多数网络， 建议用两个 TestPad 作为回路的终端工作站（每端一个 TestPad）。有关以太网交换的详细解释， 请参阅以太网交换。

相关主题

• 以太网帧格式	• 以太网交换
• 流量加载	• 流量配置
• 离线业务测试	• 在线业务测试
• 以太网测试


以太网帧格式

以太网帧是长度可变的帧， 大小从 64 字节到 1518 字节（不包括报头）。为 FST-2802 配置测试时， 可以指定两种帧格式之一：DIX 或 802.3。如果购买虚局域网标签选件， 可以用 FST-2802 发送和分析虚局域网 (VLAN) 标签帧。

相关主题

• DIX 帧	• 802.3 帧
• 虚局域网标签帧	• 流量配置
• 流量加载	• 在线业务测试
• 离线业务测试	• 以太网测试


DIX 帧

DIX 帧由报头、 目的地址、 源地址、 类型、 净荷和 FCS 组成。内部开销字段的长度是固定的； 净荷字段的大小为 46 字节至 1500 字节。单击下列各个字段以了解该字段的详细描述。

相关主题

• 802.3 帧	• 虚局域网标签帧
• 流量配置	• 流量加载
• 在线业务测试	• 以太网测试
• 离线业务测试


802.3 帧

FST-2802 可发送 802.3 帧。长度字段取代 DIX 帧的类型字段， 并仅仅显示数据净荷的字节长度。单击下列各个字段以了解该字段的详细描述。

相关主题

• DIX 帧	• 虚局域网标签帧
• 流量配置	• 流量加载
• 在线业务测试	• 以太网测试
• 离线业务测试


虚局域网标签帧

如果购买虚局域网标签选件， 可以发送和分析虚局域网 (VLAN) 标签 DIX 或 802.3帧， 该帧含有一个附加的虚局域网字段。虚局域网字段含有协议标识、 优先级和虚局域网标识。在以太网中， 协议标识固定为 81-00 十六进制数。单击下列各个字段以了解该字段的详细描述。

相关主题

• DIX 帧	• 802.3 帧
• 流量配置	• 流量加载
• 在线业务测试	• 以太网测试
• 离线业务测试


以太网交换

一般而言， 可用单个 TestPad 进行很多离线业务测试。TestPad 产生流量， 并且在回路的远端使用硬环回， 将流量返回到 TestPad。然后 TestPad 分析流量的完整性。在交换式以太网中， 由于以太网交换机处理流量的方式， 此测试方法不起作用。

用硬环回发送流量进行测试之前， 用与发送 TestPad 的源地址一致的目的地址配置外发流量， 因此所有从 TestPad 发出的流量都将返回到 TestPad。当以太网交换机在端口 A 收到来自源地址为 00404D000001 的 TestPad的帧时， 交换机会记得， 因为来自源地址 00404D000001 的流量进入端口 A， 将来所有目的地址为 00404D000001 的流量均应转发到端口 A。但是， 如果交换机在端口 B 收到源地址为 00404D000001 的帧， 交换机认为源地址 00404D000001 应通过端口进入， 因此已接收到该帧。交换机确定该帧出错并丢弃该帧。单击此处以了解具有第二层交换机的网络上的硬环回。

	以太网交换（续）


以太网交换

由于以太网交换机的这种功能， 必须在回路的远端使用第二个 FST-2802 以代替硬环回。产生流量的 TestPad（如源地址 00404D000001）将具有源地址 00404D000001 的帧发送到远端 TestPad 的目的地址（如源地址 00404D000002）。然后， 远端 TestPad 交换目的地址和源地址， 确保帧返回到始发 TestPad。单击此处以了解使用两个 FST-2802 的环回应用。

相关主题

• 以太网帧格式	• 流量加载
• 在线业务测试	• 流量配置
• 离线业务测试	• 以太网测试


流量加载

缺省情况下， FST-2802 以常速率（Constant）帧加载 100% 发送流量。通过在“流量”选项卡中配置流量加载类型， 还可以按突发速率（Bursty）帧或阶梯增长速率（Ramp）帧加载模式发送以太网和光纤通道流量。

	注意： 发送 ping 包或测试模式时不能应用“常速率（Constant）帧”、 “突发速率（Bursty）帧”和“阶梯增长速率（Ramp）帧”流量加载。将 FST-2802 配置为发送以太网 ping 流量时， 可以发送单个、 多个或连续的 ping 包。将 FST-2802 配置为发送测试模式时， 将连续发送测试模式。
相关主题

• 常速率 (Constant) 流量	• 以太网测试
• 阶梯增长速率 (Ramp) 流量	• 光纤通道测试
• 突发速率 (Bursty) 流量


常速率 (Constant) 流量

TestPad 发送常速率 (Constant) 流量加载时， 以配置测试时指定的带宽均匀发送帧。

设置常速率 (Constant) 流量加载时， 可以按线路速率的百分比（%带宽）或总 Mbps 指定带宽。

相关主题

• 配置常速率 (Constant) 流量加载	• 突发速率 (Bursty) 流量
• 以太网测试	• 阶梯增长速率 (Ramp) 流量
• 光纤通道测试


配置常速率 (Constant) 流量加载

配置常速率 (Constant) 流量加载时， 可以按线路速率的百分比或总 Mbps 指定带宽。

	注意： 无需为以太网 ping、 1G/2G 模式或误码率模式测试配置流量加载； FST-2802 将自动配置流量加载。
配置常速率 (Constant) 流量加载

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择要为其配置流量加载的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择下列应用程序之一：

•	TERM > 10/100 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 1G 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 1G 光纤通道 > 第二层流量

•	TERM > 2G 光纤通道 > 第二层流量

	配置常速率 (Constant) 流量加载（续）


配置常速率 (Constant) 流量加载

3	选择 Setup > 流量。

4	在“加载类型”下选择均匀。

5	在“加载单元”下选择%带宽以将带宽指定为线路速率的百分比； 或选择 Mbps 将带宽指定为总 Mbps。

6	在常速率加载中输入百分比或 Mbps。

7	按确认返回到主屏幕， 或选择另一选项卡继续配置测试。

8	可选操作。如果要为第二个端口配置流量加载， 选择该端口， 然后重复第 2 至 7 步。

常速率 (Constant) 流量加载配置完毕。

相关主题

• 突发速率 (Bursty) 流量	• 以太网测试
• 阶梯增长速率 (Ramp) 流量	• 光纤通道测试


突发速率 (Bursty) 流量

TestPad 发送突发速率 (Bursty) 流量时， 帧以 100% 的带宽发送， 然后在一定的时间内没有帧发送出去。

配置突发速率 (Bursty) 流量加载时， 可以按线路速率的百分比指定突发带宽， 或指定突发间隙。如果按线路速率的百分比指定突发带宽， 然后指定每次突发速率帧数， 则 TestPad 自动为您计算突发间隙。

可以为突发速率 (Bursty) 流量指定帧尺寸和突发数量（固定或连续）。固定突发的最大数量为 65,535。如果为流量净荷选择“全 1”、 “全 0”或“用户定义”的误码率测试模式（在发送配置中）， 可以指定随机帧尺寸。

相关主题

• 配置突发速率 (Bursty) 流量加载	• 常速率 (Constant) 流量
• 以太网测试	• 阶梯增长速率 (Ramp) 流量
• 光纤通道测试


配置突发速率 (Bursty) 流量加载

配置突发速率 (Bursty) 流量加载时， 可以按线路速率的百分比指定突发带宽， 或指定突发间隙。

	注意： 无需为以太网 ping、 1G/2G 模式或误码率模式测试配置流量加载； FST-2802 将自动为您配置流量加载。
配置突发速率 (Bursty) 流量加载

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择要为其配置流量加载的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择下列应用程序之一：

•	TERM > 10/100 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 1G 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 1G 光纤通道 > 第二层流量

•	TERM > 2G 光纤通道 > 第二层流量

	配置突发速率 (Bursty) 流量加载（续）


配置突发速率 (Bursty) 流量加载

3	选择 Setup > 流量。

4	在“加载类型”下选择突发， 然后选择下列选项之一：

•	要指定突发间隙， 选择突发间隙， 然后选择时间间隔（秒、 毫秒、 微秒或纳秒）。最后， 在相应字段中输入间隙和突发时间。

•	要将加载指定为带宽的百分比， 选择%带宽， 然后在相应字段中输入每次突发的加载和帧数（最多16,500,000）。

5	如果为流量净荷选择“全 1”、 “全 0”或“用户定义”的误码率测试模式（在发送配置中）， 在“帧尺寸”下选择固定的或随机的。

6	在突发量下选择固定的， 然后指定固定突发量（最多 65,535）， 或选择连续的。

	配置突发速率 (Bursty) 流量加载（续）


配置突发速率 (Bursty) 流量加载

7	按确认返回到主屏幕， 或选择另一选项卡以继续配置测试。

8	可选操作。如果要为第二个端口配置流量加载， 选择该端口， 然后重复第 2 至 7 步。

突发速率 (Bursty) 流量加载配置完毕。

相关主题

• 常速率 (Constant) 流量	• 以太网测试
• 阶梯增长速率 (Ramp) 流量	• 光纤通道测试


阶梯增长速率 (Ramp) 流量

TestPad 发送阶梯增长速率 (Ramp) 流量时， 帧以自定义的带宽百分比发送， 持续时间由用户自定义。持续时间结束后， 带宽增加指定的百分比并重复发送过程。这使您可以轻松地验证链路的最大吞吐能力。

例如， 如果将时间步长指定为 10 秒， 负载步长指定为 5% 带宽， 则每十秒钟 TestPad 将增加线路速率 5% 的额外流量。

还可以指定条件， 命令 TestPad 在负载增加期间出错时停止阶梯增长。例如， 可以将阶梯增长速率 (Ramp) 流量加载设置为在负载增加期间出现帧差错或帧丢失时停止阶梯增长。对于以太网流量， 还可以将阶梯增长速率 (Ramp) 流量加载设置为在负载增加期间出现暂停帧时停止阶梯增长。这使您可以确定指定链路上出错的阀值。

相关主题

• 配置阶梯增长速率 (Ramp) 流量加载	• 常速率 (Constant) 流量
• 以太网测试	• 突发速率 (Bursty) 流量
• 光纤通道测试


配置阶梯增长速率 (Ramp) 流量加载

配置阶梯增长速率 (Ramp) 流量加载时， 必须为阶梯增长速率 (Ramp) 流量中的每一步长指定带宽百分比和持续时间。

	注意： 无需为以太网 ping、 1G/2G 模式或误码率模式测试配置流量加载； FST-2802 将自动为您配置流量加载。
配置阶梯增长速率 (Ramp) 流量加载

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择要为其配置流量加载的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择下列应用程序之一：

•	TERM > 10/100 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 1G 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 1G 光纤通道 > 第二层流量

•	TERM > 2G 光纤通道 > 第二层流量

	配置阶梯增长速率 (Ramp) 流量加载（续）


配置阶梯增长速率 (Ramp) 流量加载

3	选择 Setup > 流量。

4	在“加载类型”下选择阶梯增长， 然后选择下列选项之一：

a)	在时间步长（秒）中， 输入阶梯增长中每一步长的发送持续时间。

b)	在负载步长（%带宽）中， 输入阶梯增长中每一步长的发送带宽百分比。

5	可选操作。如果希望在出现差错帧、 暂停帧（仅限于以太网）或丢帧时停止阶梯增长速率 (Ramp) 流量加载， 在停止加载增量中选择相应的选项， 然后输入停止流量加载所需的帧数。

	配置阶梯增长速率 (Ramp) 流量加载（续）


配置阶梯增长速率 (Ramp) 流量加载

注意：

如果选择丢帧作为停止阶梯增长的触发器， 必须与远端 FST-2802 建立回路以收到有效结果。如果不与远端 FST-2802 建立回路， 并且选择丢帧触发器， 则阶梯增长将在开始后很快停止， 因为近端 FST-2802 将比较发送的帧数和收到的帧数以确定是否出现丢帧。换言之， 阶梯增长将停止， 因为测试没有正确配置， 而不是网络组件丢失了帧。

6	按确认返回到主屏幕， 或选择另一选项卡以继续配置测试。

7	可选操作。如果要为第二个端口配置流量加载， 选择该端口， 然后重复第 2 至 5 步。

阶梯增长速率 (Ramp) 流量加载配置完毕。

相关主题

• 常速率 (Constant) 流量	• 突发速率 (Bursty) 流量
• 以太网测试	• 光纤通道测试


流量配置

配置 FST-2802 以生成、 监控或环回流量时， 可以通过定义发送配置或接收配置指定流量的帧特性。

	注意： 配置 FST-2802 以发送以太网 ping 包或测试模式时， 无需定义配置。
相关主题

• 发送配置	• 接收配置
• 以太网测试


发送配置

设置 TestPad 时， 最多可以定义三个发送配置以便在字段级别指定发送的以太网帧的特性， 例如流量的目的地址、 帧格式和帧长度。发送以太网流量前， 为测试选择相应的配置。

尽管净荷不是发送配置的一部分， 也应在“发送配置”选项卡中为帧指定净荷。

如果购买了虚局域网标签选件， 可以调协配置以发送加标签的帧。

对于使用两个 FST-2802 的环回测试， 则可以有第四配置。使用流量始发 FST-2802 上的“建立环路”按钮进行环回测试时， 将自动载入环回配置中的目的地址。

相关主题

• 定义发送配置	• 接收配置
• 以太网测试


接收配置

在监控或终接以太网流量之前， 可以定义或选择一个接收配置以过滤流量。然后可以在“过滤器统计”和“过滤器计数”结果类别的结果屏幕内查看过滤流量的结果。

相关主题

• 定义接收配置	• 发送配置
• 以太网测试


定义发送配置

定义发送配置涉及到选择将要定义的配置， 以及随后为 TestPad 使用配置发送的每一帧指定特性。尽管帧净荷不是配置的一部分， 也应在“发送配置”选项卡中选择要发送的净荷的类型（Acterna 或用户定义）。

定义发送配置

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择配置的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择下列应用程序之一：

•	TERM > 10/100 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 1G 以太网 > 第二层流量

3	选择 Setup > 发送配置。

	定义发送配置（续）


定义发送配置

4	在“净荷”下选择下列选项之一：

•	Acterna。要发送带有时间戳和序列号的帧， 选择 Acterna。要测量往返延时及统计丢帧， 必须选择 Acterna 净荷。

•	误码率测试模式。要通过重复特定误码率模式载入净荷， 选择误码率测试模式， 然后选择 2^23-1、 反转 2^23-1、 2^31-1、
反转 2^31-1、 全 1、 全 0 或用户定义。

如果选择“用户定义”， 用 4 字节十六进制格式输入用户定义的误码率模式。

要在交换式（第二层）网络上进行误码率测试， 必须选择“误码率测试模式”净荷（参见交换式（第二层）网络上的误码率测试）。

	定义发送配置（续）


定义发送配置

5	在“设置”下的“配置”内， 选择要定义的配置， 然后为使用配置发送的流量指定帧特性。

a)	在目的地址类型中， 为使用配置发送的帧选择发送类型：单播（发送到一个单一目的地址和网络设备）、 组播（发送到一个单一目的地址， 然后该地址将帧发送到多个网络设备， 每个有自己的目的地址）或广播（发送到链路上的所有网络设备）。

b)	在目的地址中， 输入单播或组播发送的目的地址。以 6 字节十六进制格式输入目的地址。广播发送无需目的地址。

c)	在帧中选择帧格式（802.3 或 DIX）。缺省格式为 DIX。

d)	在以太网类型中用 2 字节十六进制格式输入帧中数据的协议标识。

注意：

发送 Acterna 净荷帧时， 以太网类型自动设为 x0800 且不能更改。

	定义发送配置（续）


定义发送配置

e)	如果想发送加标签的帧， 在虚局域网标签中选择加标签， 然后用十进制格式指定虚局域网标识和用户优先级。

如果要发送未加标签的帧， 选择未加标签。

注意：

只有为 FST-2802 购买了虚局域网标签， “虚局域网标签”字段才会出现。

f)	在长度中， 通过选择字段右边的箭头显示一个下拉式长度列表菜单， 选择帧长度。缺省长度为 64 字节。您可以选择：

•	RFC 2544 建议的长度（64、 128、 256、 512、 1024、 1280 或 1518）。

•	用户定义， 然后指定 64 至 1518 字节（至于虚局域网标签帧侧为 64 至 1522 字节）的长度。

•	巨型帧， 然后指定 1519 至 10,000 字节（至于虚局域网标签帧侧为 1523 至 10,000 字节）的长度。

	定义发送配置（续）


定义发送配置

6	按确认。

7	可选操作。如果要为第二个端口定义发送配置， 选择该端口， 然后重复第 2 至 6 步。

保存配置， 主窗口出现。

相关主题

• 发送配置	• 接收配置
• 以太网测试


定义接收配置

定义接收配置涉及选择要定义的配置， 以及随后指定要监控或终接的帧的特性。最多可以在“接收配置”设置选项卡中定义四个接收配置。

定义接收配置

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择配置的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择下列应用程序之一：

•	MON > 10/100 以太网 > 第二层流量

•	THRU > 10/100 以太网 > 第二层流量（仅限于双端口装置）

•	TERM > 10/100 以太网 > 第二层流量

•	MON > 1G 以太网 > 第二层流量

•	THRU > 1G 以太网 > 第二层流量（仅限于双端口装置）

•	TERM > 1G 以太网 > 第二层流量

3	选择 Setup > 接收配置。

	定义接收配置（续）


定义接收配置

4	如果要过滤净荷中具有误码率测试模式的流量， 在“接收净荷”下， 选择发送 = 接收以监控具有与发送配置中指定的相同误码率测试模式的流量， 或选择一个误码率测试模式进行过滤。

5	在“设置”下的配置中， 选择要定义的配置。

6	为使用配置过滤的流量选择帧特性。

a)	如果要监控发送到一个单一目的地址和网络设备的帧， 在目的地址类型中选择单播， 然后在目的地址中以 6 字节十六进制格式输入目的地址。

如果要监控发送到一个单一目的地址， 然后从该地址分配到多个网络网络设备的帧， 选择组播， 然后再以 6 字节十六进制格式输入目的地址。

如果想监控发送到链路上所有网络设备的帧， 选择广播。

如果想监控所有帧而不考虑其目的地址类型， 选择不关心。

	定义接收配置（续）


定义接收配置

b)	在源地址选项中， 如果要监控从特定源地址发送的帧， 选择是， 然后在源地址中以 6 字节十六进制格式输入源地址。

如果想监控所有帧而不考虑其源地址， 选择不关心。

c)	如果想监控 DIX 帧， 在帧中选择 DIX， 然后用 2 字节十六进制格式指定 DIX 协议。

如果想监控 802.3 帧， 选择 802.3， 然后指定数据长度。

如果想监控所有帧而不考虑其格式， 选择
不关心。

注意：如果购买了虚局域网标签选件， 必须为虚局域网标签过滤器选择加标签或未加标签才能指定帧过滤器的帧类型。

	定义接收配置（续）


定义接收配置

d)	在虚局域网标签中， 如果想监控加标签的帧， 选择加标签， 然后用十进制格式指定虚局域网标识和用户优先级。如果想监控所有虚局域网标签帧而不考虑其用户优先级， 选择不关心作为用户优先级过滤器的值。

如果想监控未加标签的帧， 选择未加标签。

如果想监控所有帧而不考虑标签状态， 选择不关心。如果选择“不关心”， TestPad 自动将配置的帧类型设为“不关心”。

注意：

只有为 FST-2802 购买了虚局域网标签， “虚局域网标签”字段才会出现。

7	按确认。

8	可选操作。如果要为第二个端口定义接收配置， 选择该端口， 然后重复第 2 至 7 步。

保存配置， 主窗口出现。

相关主题

• 接收配置	• 发送配置
• 以太网测试


中断服务测试
离线业务测试

使用 FST-2802， 可以在网络无法工作时生成和分析以太网流量。要进行离线业务测试， 首先建立连接， 然后通过回路发送以太网流量（从 TestPad 生成）。

	注意： 如果帧尺寸 <120 字节或利用率 >80%， 带宽发送的精度在 +2% 以内。否则， 带宽发送的精度在 +1% 以内。
相关主题

• 建立连接	• 端到端测试
• 误码率测试	• 测量业务中断时间
• 发送模式	• 环回测试
• 测量往返延时	• Ping 测试
• 运行 RFC 2544 脚本	• 将用户指定的源地址分配给 TestPad 端口
• 以太网测试	• 测试结果


建立连接

建立连接涉及将一个 TestPad（或多个 TestPad）连接到回路上的一个接入组件。如果以太网设备位于回路中， 并且 TestPad 设为自动协商， 则 TestPad 和设备将自动进入自动协商过程（参见自动协商和流控）。

自动协商完成后， 以太网链路建立， 通过回路发送空闲流量。

建立连接

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择要为其建立连接的端口； 否则请进行第 2 步。

	建立连接（续）


建立连接

2	用应用程序按钮选择下列应用程序之一：

•	TERM > 10/100 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 10/100 以太网 > 第三层 PING

•	THRU > 10/100 以太网

•	TERM > 1G 以太网 > 物理层误码率测试

•	TERM > 1G 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 1G 以太网 > 第二层模式

•	TERM > 1G 以太网 > 第三层 PING

•	THRU > 1G 以太网 > 物理层误码率测试

•	THRU > 1G 以太网 > 第二层流量

•	THRU > 1G 以太网

	建立连接（续）


建立连接

3	如果需要打开自动协商， 请更改缺省能力， 关闭流控， 或指定 10/100 以太网速率或双工设置， 指定链路初始化参数。

•	如果要为第二个端口建立连接， 选择该端口， 然后重复第 2 至 3 步。

注意：

发送模式时必须关闭自动协商； 因此， 当您配置模式测试时， TestPad 将自动关闭自动协商。

4	使用用于接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入第一个 TestPad 的发送插孔， 将另一端插入接入组件的接收插孔。

•	如果要为第二个端口建立连接， 则为第二个端口重复此步骤。

	建立连接（续）


建立连接

5	将第二条缆线从接入组件的发送插孔连接到第一个 TestPad 的接收插孔。

•	如果为第二个端口建立连接， 则为第二个端口重复此步骤。

6	如果为 1G 以太网建立连接， 通过检查前面板上各个端口的 SIGNAL LED 验证是否有信号。如果 LED 亮起， 则表示有信号。

7	如果回路中有其他以太网设备， 通过检查各个活动端口的 SYNC LED 验证 TestPad 已经取得同步。如果 LED 亮起， 则表示 TestPad 已经取得同步。

8	如果为 1G 以太网测试建立连接， 选择关闭激光以便为当前选定的端口打开激光。“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

•	如果为第二个端口建立连接， 选择另一个端口， 然后选择关闭激光以便为第二个端口打开激光。

	建立连接（续）


建立连接

9	如果打开了自动协商， 则允许 TestPad 和接入组件自动协商它们的能力。

10	通过检查前面板上的 LINK ACTIVE 指示灯验证已为各个活动端口建立了链路。如果 LED 亮起， 则表示已为端口建立了链路。

相关主题

• 指定链路初始化参数	• 1G 链路连接故障排除
• 离线业务测试	• 以太网测试


1G 链路连接故障排除

当 TestPad 检测信号， 取得同步， 然后确定链路活动时， 内部绿色的 SIGNAL、 SYNC、 和 LINK ACTIVE 指示灯亮起。所有三个 LED 必须都亮起才表示已建立连接。

单击下列各个症状以了解回路上的设备可能具有的阻碍链路建立的问题。

•	SIGNAL 指示灯未亮起

•	SIGNAL 指示灯亮起， 但 SYNC 指示灯未亮起

•	SIGNAL 和 SYNC 指示灯亮起， 但 LINK ACTIVE 指示灯未亮起

相关主题

• 指定链路初始化参数	• 建立连接
• 离线业务测试	• 以太网测试


端到端测试

端到端测试允许您验证规定的路径将从一个 TestPad 生成的以太网流量传送到回路远端的第二个 TestPad。

单击此处查看用于端到端测试的布线图。

在交换式网络上进行端到端测试时， 必须将远端 TestPad 的源地址指定为第一个 TestPad 生成的流量的目的地址， 并且必须将第一个 TestPad 的源地址指定为远端 TestPad 生成的流量的目的地址。

	注意： 通过显示“概要”选项卡， 可以轻松地确定 TestPad 的源地址。地址出现在“源地址”字段中。 在点到点非切换式网络中， 无须为 TestPad 指定源地址和目的地址。
	端到端测试（续）


端到端测试

进行端到端测试

1	建立连接（参见建立连接）。

•	如果在交换式以太网中进行测试， 进行第 2 步。

•	如果在非交换式点到点以太网中进行测试， 进行第 5 步。

2	在第一个 FST-2802 上选择 SETUP > 发送配置。

3	在“净荷”下选择下列选项之一：

•	Acterna。要发送带有时间戳和序列号的帧， 选择 Acterna。要测量往返延时及统计丢帧， 必须选择 Acterna 净荷。

•	误码率测试模式。要通过重复特定误码率模式载入净荷， 选择误码率测试模式， 然后选择要在净荷中发送的模式。

	端到端测试（续）


端到端测试

4	选择或定义一个配置：

•	要使用一个远端 TestPad 端口的源地址与流量的目的地址相同的现有配置， 在选择下选择该配置。

•	要定义一个远端 TestPad 端口的源地址与流量的目的地址相同的配置， 在设置下从“配置”字段选择要定义的配置。

在目的地址中， 选择字段右边的箭头以显示一个键盘。用此键盘输入远端 TestPad 端口的源地址， 然后按确认在字段中输入地址。

确保将单播选为配置的地址的类型。

有关帧配置的其他信息， 参见定义发送配置。

	端到端测试（续）


端到端测试

5	要配置流量加载， 执行下列操作之一：

•	如果在第 4 步中指定或定义了发送配置， 选择流量， 然后配置加载（参见流量加载）。

•	如果没有指定或定义发送配置（因为在非交换式点到点网络上进行测试）， 选择 SETUP > 流量， 然后配置加载。

6	按确认返回到主窗口。

•	如果用第二个端口进行端到端测试， 在进行第 7 步之前为第二个端口重复第 1 至 6 步。

7	在回路远端的 TestPad 上， 执行下列操作：

•	如果在交换式以太网中进行测试， 重复第 2 至 6 步。

•	如果在非交换式点到点以太网中进行测试， 重复第 5 至 6 步。

	端到端测试（续）


端到端测试

8	如果发送 1G 以太网流量， 对于两个 TestPad 上的每个活动端口， 通过选择关闭激光按钮打开激光。

“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

9	对于两个 TestPad 上的每个活动端口， 选择开始流量以通过回路发送流量。

10	对各个发送端口， 查看接收 TestPad 结果屏幕上的结果并进行验证。

相关主题

• 建立连接	• 定义发送配置
• 离线业务测试	• 插入帧检验序列差错
• 以太网测试	• 测试结果


误码率测试

可通过在非交换式（物理层）和交换式（第二层）网络上发送误码率模式， 用 FST-2802 验证回路性能。

相关主题

• 误码率测试， 物理层	• 误码率测试， 第二层
• 离线业务测试	• 以太网测试


非交换式（物理层）网络上的误码率测试

如果在非交换式 1G 以太网上进行测试且进行的是端到端测试时， 可以在比特流中发送误码率模式以确定收到的出错比特与总比特之比。

	注意： FST-2802 不支持在 1G 铜缆以太网链路上进行物理层误码率测试。
在非交换式网络上进行误码率测试

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择配置的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择下列应用程序之一：

•	MON > 1G 以太网 > 物理层误码率测试

•	THRU > 1G 以太网 > 物理层误码率测试（仅限于双端口装置）

•	TERM > 1G 以太网 > 物理层误码率测试

	非交换式（物理层）网络上的误码率测试（续）


非交换式（物理层）网络上的误码率测试

3	选择 SETUP > 模式。

4	选择下列模式之一：

• HFPAT	• RDPAT
• LFPAT	• JTPAT
• MFPAT	• SNPAT
5	可选操作。如果想将比特差错或编码差错插入比特流， 选择差错选项卡， 然后执行下列操作：

a)	要设置 TestPad 以便将比特差错或编码差错插入比特流， 选择比特或编码差错。

b)	如果希望 TestPad 在每次收到比特差错或编码差错时蜂鸣， 在“差错时蜂鸣”下选择打开。

c)	如果希望插入比特差错或编码差错的比率， 选择差错率， 然后选择差错率。

	非交换式（物理层）网络上的误码率测试（续）


非交换式（物理层）网络上的误码率测试

6	按确认返回到主窗口。

•	如果要从第二个端口进行误码率测试， 选择该端口， 然后为第二个端口重复第 2 至 6 步。

7	为各个活动端口建立连接（参见建立连接）。

8	如果为远端 TestPad 上的各个活动端口进行单端口 THRU 模式误码率测试（使用 MON 应用程序按钮）， 选择将接收连接到发送。

9	对于各个活动端口， 用开始误码率测试模式按钮开始流量。

10	对于各个活动端口， 验证在 LED 结果类别中 Pattern Sync LED 亮起。

11	可选操作。要将比特差错或编码差错插入比特流， 为各个活动端口选择比特差错或编码差错按钮。

	非交换式（物理层）网络上的误码率测试（续）


非交换式（物理层）网络上的误码率测试

12	对各个活动端口验证结果屏幕上的“差错统计：比特差错和误码率”结果。

相关主题

• 建立连接	• 误码率测试， 第二层
• 离线业务测试	• 以太网测试
• 测试结果


交换式（第二层）网络上的误码率测试

如果在交换式以太网上进行测试且进行的是端到端测试时， 可以在帧净荷中发送误码率模式以确定收到的出错比特与总比特之比。

在交换式网络上发送误码率模式

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择测试的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择下列应用程序之一：

•	TERM > 10/100 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 1G 以太网 > 第二层流量

3	选择 SETUP > 接收配置， 然后为要进行误码率测试的流量定义接收配置（参见定义接收配置）。

	交换式（第二层）网络上的误码率测试（续）


交换式（第二层）网络上的误码率测试

4	选择发送配置选项卡， 然后执行下列操作：

a)	在“净荷”下选择误码率测试模式。

b)	选择 2^23-1、 反转 2^23-1、 2^31-1、 反转 2^31-1、 全 1、 全 0 或用户定义。如果选择“用户定义”， 用 4 字节十六进制格式输入用户定义的误码率模式。

5	可选操作。如果想将成帧比特差错插入流量， 选择差错选项卡， 然后选择成帧比特。

•	如果希望 TestPad 在每次收到成帧比特时蜂鸣， 在“差错时蜂鸣”下选择打开。

•	如果希望插入成帧比特的比率， 选择差错率， 然后选择差错率。

6	按确认返回到主窗口。

7	可选操作。如果要从第二个端口发送误码率模式， 选择第二个端口， 然后重复第 4 至 6 步。

	交换式（第二层）网络上的误码率测试（续）


交换式（第二层）网络上的误码率测试

8	建立连接（参见建立连接）。

9	为各个活动端口选择开始误码率测试模式以通过回路发送模式。

10	对于各个活动端口， 验证 FRAME LED 亮起。

11	可选操作。要将一个或多个成帧比特插入比特流， 为各个活动端口选择成帧比特差错按钮。

12	对各个活动端口验证结果屏幕上的“差错统计：比特差错和误码率”结果。

注意：在交换式（第二层）网络上进行误码率测试时， 比特差错和误码率结果可能显示一个或多个物理层（物理层）比特差错。

相关主题

• 建立连接	• 误码率测试， 物理层
• 离线业务测试	• 以太网测试
• 测试结果


测量服务中断时间
测量业务中断时间

进行端到端测试时， 可以测量因交换机作用于保护线路而引起的业务中断时间。

测量业务中断时间

1	设置并配置端到端测试（参见端到端测试）。

2	在远端 FST-2802 上选择 SETUP > 流量。

3	配置流量加载（参见流量加载）。测量业务中断时间时， 建议通过指定下列参数发送一个 100% 的均匀加载：

a)	加载类型：均匀

b)	加载单元：%带宽

c)	常速率加载： 100

4	按确认返回到主窗口。

	测量业务中断时间（续）


测量服务中断时间
测量业务中断时间

5	如果发送 1G 以太网流量， 通过选择关闭激光按钮打开激光。

“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

6	选择开始流量通过回路发送流量。

7	在近端 FST-2802 上， 通过选择复位业务中断操作按钮清除业务中断时间。

8	启动交换机到保护线路。

9	可选操作。如果要从第二个端口测量业务中断时间， 选择该端口， 然后重复第 1 至 8 步。

10	对各个活动端口验证结果屏幕上的“链路统计：业务中断时间（毫秒）”。

相关主题

• 端到端测试	• 流量加载
• 离线业务测试	• 测试结果
• 以太网测试


发送模式

使用 FST-2802， 可以通过传送连续随机测试模式 (CRPAT)、 连续抖动测试模式 (CJPAT) 和兼容电源噪声模式 (CSPAT)， 解决千兆以太网组件和系统的抖动和噪声特性。要发送模式， 在“模式”选项卡中选择模式， 然后建立以太网链路连接。最后通过链路发送模式。

	注意： 这些模式专为测试物理层网络而设计。按照定义， 这些成帧模式载入具有有效地址信息的以太网报头； 因此， 这些帧不会穿过第二层交换式网络。 同样的原因， 如果模式帧被发送到建立环回的远端 TestPad， 远端 TestPad 将尝试交换模式帧的源地址和目的地址（参见“以太网交换”）。结果， 近端 TestPad 收到的模式被修改， 结果无效。因此， 任何时候均只能使用端到端配置进行模式测试。
	发送模式


发送模式

发送模式

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择测试的端口； 否则请进行第 2 步。

2	在应用程序按钮栏上， 选择 TERM > 1G 以太网 > 第二层模式。

3	选择 Setup > 概要显示设置选项卡， 然后选择模式。

“模式”选择卡出现。

4	选择一个模式：

•	CRPAT

•	CJPAT

•	CSPAT

5	按确认返回到主窗口。

	发送模式


发送模式

6	建立连接（参见建立连接）。选择模式测试时， TestPad 自动关闭自动协商。

7	通过选择关闭激光按钮打开激光。“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

8	选择开始模式通过回路发送流量。

9	可选操作。如果要从第二个端口发送模式， 选择该端口， 然后重复第 2 至 7 步。

10	验证 TestPad 结果屏幕上的结果。至少验证下列模式统计结果：

•	发送帧

•	接收帧

•	帧检验序列差错帧

相关主题

• 建立连接	• 测试结果
• 离线业务测试	• 以太网测试


环回测试

环回测试允许您从一个 TestPad 生成和发送以太网流量， 然后将流量通过回路远端的第二个 TestPad 返回到第一个TestPad。

•	单击此处查看用于环回测试的布线图。

•	单击此处查看双端口环回的布线图.

警告：

TestPad 允许您在进行环回模式测试期间更改设置参数。注意， 某些更改可能导致链路中断。

相关主题

• 使用线路环回功能	• 使用自动环回功能
• 建立连接	• 流量配置
• Ping 测试	• 插入帧检验序列差错
• 离线业务测试	• 以太网测试


使用线路环回功能

通过将远端 TestPad 端口的源地址指定为第一个 TestPad 端口的目的地址（定义或选择环回配置时）， 然后在远端 TestPad 上选择 LLB 按钮以将帧环回到始发 TestPad， 可以在交换式以太网中手动进行环回。

在点到点非交换式网络中， 无需为远端 TestPad 端口指定目的地址。

手动进行线路环回

1	如果 TestPad 有两个端口中， 选择环回测试的端口； 否则进行第 2 步。

2	建立连接（参见建立连接）。

	使用线路环回功能


使用线路环回功能

3	执行下列操作之一：

•	如果要在点到点网络上进行环回， 进行第 5 步。

•	如果要在交换式以太网上进行环回， 在发送 TestPad 上为测试配置流量加载（参见流量加载）并定义流量配置（参见流量配置）。

注意：如果要过滤返回到近端 TestPad 的流量， 在近端 TestPad 发送配置中指定的参数必须与远端 TestPad 接收配置中指定的参数一致。

例如， 如果要对特定的虚局域网标识和用户优先级环回虚局域网标签帧， 则必须在两个配置中指定相同的虚局域网标识和用户优先级。

如果要环回所有的帧， 对各个接收配置参数选择不关心。

	使用线路环回功能


使用线路环回功能

4	如果在进行 1G 以太网线路环回， 在远端 TestPad 上通过选择关闭激光打开激光。

“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

5	在远端 TestPad 上选择链路环回关闭以将 TestPad 置入环回模式。

“链路环回关闭”按钮变为链路环回打开状态。

6	在发送 TestPad 上选择开始流量以通过回路将流量发送到远端 TestPad。

远端 TestPad 接收到流量时， 在将帧返回到发送 TestPad 之前， 交换收到的每一帧的目的地址和源地址。

7	可选操作。如果要从第二个端口进行线路环回， 选择该端口， 然后重复第 3 至 6 步。

	使用线路环回功能


使用线路环回功能

8	验证发送 TestPad 结果屏幕上的结果。至少验证下列结果：

•	链路统计：全部利用率%、 平均值、 全部利用率%、 当前值和全部利用率% 峰值。

•	差错统计：所有结果为 0。

相关主题

• 建立连接	• 流量加载
• Ping 测试	• 流量配置
• 测量往返延时	• 插入帧检验序列差错
• 将用户指定的源地址分配给 TestPad 端口	• 运行 RFC 2544 脚本
• 使用自动环回功能	• 测试结果
• 离线业务测试	• 以太网测试


使用自动环回功能

通过在第一个 TestPad 上选择“建立环路”按钮进行自动环回。来自远端 TestPad 的一条确认消息出现在第一个 TestPad 的显示中， 通知您远端 TestPad 已处于环回模式。还自动将第一个 TestPad 的环回配置中的目的地址指定为远端 TestPad 的源地址。

为自动环回测试配置 TestPad 时， 可以为各个 TestPad 指定文本标识（例如 Joe's 2802 和 Sam's 2802）。TestPad 相互发送表明环回状态的确认消息时， 消息均用文本标识识别各个 TestPad。

进行自动环回

1	如果 TestPad 有两个端口中， 选择环回测试的端口； 否则进行第 2 步。

2	建立连接（参见建立连接）。

	使用自动环回功能（续）


使用自动环回功能

3	在生成流量的 TestPad 上， 执行下列操作之一：

•	如果在点到点网络上进行环回， 进行第 4 步。

•	如果在交换式以太网上进行环回， 在发送 TestPad 上为测试配置流量加载（参见流量加载）并定义流量配置（参见流量配置）。

注意：如果要过滤返回到近端 TestPad 的流量， 在近端 TestPad 发送配置中指定的参数必须与远端 TestPad 接收配置中指定的参数一致。

例如， 如果要为特定的虚局域网标识和用户优先级环回虚局域网标签帧， 则必须在两个配置中指定相同的虚局域网标识和用户优先级。

如果要环回所有的帧， 为各个接收配置参数选择不关心。

	使用自动环回功能（续）


使用自动环回功能

4	可选操作。如果要在 TestPad 之间发送的确认信息中提供一个标识， 对于每个 TestPad， 执行下列操作：

a)	选择 Setup， 然后选择概要以显示设置选项卡。

b)	选择标识以显示“标识”选项卡。

c)	选择编辑显示一个键盘。

d)	使用最多十个字符输入 TestPad 的标识。

e)	按确认以存储标识并返回到“标识”选项卡。

f)	按确认返回到主窗口。

5	在发送 TestPad 上选择建立环路以将远端接收 TestPad 置入环回模式。

来自远端 TestPad 的一条确认消息出现在第一个 TestPad 的显示中， 通知您远端 TestPad 已处于环回模式。还自动用远端 TestPad 的源地址更新环回配置的目的地址字段。

	使用自动环回功能（续）


使用自动环回功能

6	如果在进行 1G 以太网线路环回， 在发送 TestPad 上通过选择关闭激光以打开激光。

“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

7	在发送 TestPad 上选择开始流量以通过回路将流量发送到远端 TestPad。

远端 TestPad 收到流量时， 在将帧返回到发送 TestPad 之前， 交换收到的每一帧的目的地址和源地址。

8	可选操作。如果要从第二个端口进行环回， 选择该端口， 然后重复第 3 至 7 步。

9	对各个活动端口验证发送 TestPad 结果屏幕上的结果。至少验证下列结果：

•	链路统计：全部利用率%、 平均值、 全部利用率%、 当前值和全部利用率% 峰值。

•	差错统计：所有结果为 0。

	使用自动环回功能（续）


使用自动环回功能

10	测试完成后， 对于每个活动端口， 选择拆除环路以使远端 TestPad 的接收端口退出环回模式。

来自远端 TestPad 的一条确认消息出现在第一个 TestPad 的显示中， 通知您远端 TestPad 端口已退出环回模式。

相关主题

• 使用线路环回功能	• 建立连接
• Ping 测试	• 定义发送配置
• 测量往返延时	• 插入帧检验序列差错
• 将用户指定的源地址分配给 TestPad 端口	• 运行 RFC 2544 脚本
• 以太网测试	• 端到端测试
• 测试结果


插入帧检验序列差错

执行端到端环回测试时， 可以插入帧检验序列差错。

	注意： 对于 1G 测试， 如果在使用两个 FST-2802 的点到点网络上插入帧检验序列差错， 并且希望在始发 TestPad 上收到返回的帧检验序列差错， 可将回路远端 TestPad 置于监控模式， 然后选择将接收设为发送按钮以便将收到的流量返回到始发 TestPad。
插入帧检验序列差错

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择差错插入的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择下列应用程序之一：

•	TERM > 10/100 以太网 > 第二层流量

•	TERM > 1G 以太网 > 第二层流量

3	选择 Setup > 概要显示设置选项卡， 然后选择差错。

	插入帧检验序列差错（续）


插入帧检验序列差错

4	要指定差错参数， 执行下列操作：

•	要指定在出现帧检验序列差错时 TestPad 蜂鸣， 在“差错时蜂鸣”下选择打开。

•	要插入单个帧检验序列差错， 选择单个。

•	要插入突发的帧检验序列差错， 选择突发， 然后选择“突发(数量)”字段右边的箭头以显示一个键盘。

用键盘输入要插入突发速率 (Bursty) 流量中的帧检验序列差错的数量。

5	按确认以存储差错参数并返回到主窗口。

6	如果插入一个帧检验序列差错到 1G 流量， 通过选择关闭激光按钮打开激光。

“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

7	选择开始流量通过回路发送流量。

8	选择帧检验序列差错操作按钮插入一个差错或突发的多个差错。

	插入帧检验序列差错（续）


插入帧检验序列差错

9	可选操作。如果要从第二个端口插入差错， 选择该端口 2， 然后重复第 3 至 8 步。

差错被插入流量中并按下列方式处理：

•	对于端到端应用， 差错被发送到回路远端的 TestPad。

•	对于使用硬环回的环回应用， 差错通常被返回到 TestPad。请参考您的网络组件说明文档以确定网络组件是否丢弃差错流量。

•	对于在回路远端使用处于环回模式的第二个 TestPad 的环回应用， 远端 TestPad 丢弃每个具有帧检验序列差错的帧。丢弃的一个或多个帧检验序列差错由近端 TestPad 解释为单个不匹配序列 (OOS) 帧， 并且每个单独的差错被统计为一个丢帧。有关 FST-2802 如何处理交换式网络中以太网帧的说明， 参见以太网交换。

相关主题

• 建立连接	• 端到端测试
• 环回测试	• 将用户指定的源地址分配给 TestPad 端口
• 离线业务测试	• 以太网测试
• 测试结果


测量往返延时

进行环回测试时， 可以通过发送一个具有 RFC 2544 建议长度帧的 Acterna 净荷测量往返延时。Acterna 净荷传送带有时间戳的帧， 使 FST-2802 可以计算往返延时。

	注意： 测量往返延时的时候， 必须在回路远端建立一个环回， 然后从回路近端的 FST-2802 发送和接收具有测试帧的 Acterna 净荷。如果不使用环回并且发送具有 RFC 2544 长度帧的 Acterna 净荷， 测试结果将无效。
测量往返延时

1	设置并配置环回测试（参见环回测试）。

	测量往返延时（续）


测量往返延时

2	在近端 FST-2802 上选择 SETUP > 发送配置， 然后执行下列操作：

•	在“净荷”下选择 Acterna。Acterna 净荷发送带有时间戳和序列号的帧。要测量往返延时， 必须选择 Acterna 净荷。

•	在长度内选择 RFC 建议的长度（64、 128、 256、 512、 1024、 1280 或 1518）。

3	按确认返回到主窗口。

4	如果测量 1G 以太网流量的往返延时， 选择关闭激光以便打开激光。

“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

5	选择开始流量通过回路发送流量。

	测量往返延时（续）


测量往返延时

6	可选操作。如果要从第二个端口测量往返延时， 选择该端口， 然后重复第 2 至 5 步。

7	对各个活动端口验证发送 TestPad 结果屏幕上的结果。至少验证以下链路统计结果：

•	最大延时(微秒)

•	最小延时(微秒)

•	平均延时(微秒)

相关主题

• 建立连接	• 环回测试
• 离线业务测试	• 以太网测试
• 测试结果


Ping 测试

使用 FST-2802， 通过向设备发送 ping 请求包， 可以验证与其他第三层或 IP 设备的连接。设备然后用一个 ping 回复响应 ping 请求（如果设备响应）， 或用其他消息显示不发送 ping 回复的原因。

Ping 测试告诉您目的设备是否响应、 ping 包发送到目的地址和返回到 FST-2802 的所需时间、 ping 包在传输过程中是否丢失。

FST-2802 按下列方式处理 ping 包：

• ping 请求成功	• ping 请求不成功
• 分段 ping 响应	• 分段 ping 请求
• 有报头选项的 Ping 包	• 多个或连续 ping 包
• 丢失的 ping 包
	Ping 测试（续）


Ping 测试

向以太网设备发送 ping 包

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择测试端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择下列应用程序之一：

•	TERM > 10/100 以太网 > 第三层 PING

•	TERM > 1G 以太网 > 第三层 PING

3	建立链路（参见建立连接）。

4	选择 Setup > 成帧， 然后指定下列选项：

a)	在“帧类型”中， 选择 DIX、 802.3 w/LLC 或 802.3 w/LLC 和 SNAP。

选择的帧类型表明可以在第 5 步中可以指定的允许 ping 包尺寸。

b)	可选操作。如果要发送虚局域网标签帧， 在“虚局域网标签”中， 选择加标签， 然后为包指定虚局域网标识和用户优先级。

	Ping 测试（续）


Ping 测试

5	选择 PING 选项卡， 然后指定下列 ping 包参数：

•	在 PING IP 目的地址中， 输入要验证连接的设备的 IP 地址。

•	在 Ping 包尺寸中选择用户定义（定义标准以太网帧以内的包）或巨型帧， 然后输入包的长度。单击下列帧类型以查看允许的包长度：

用户定义：	巨型帧：
• DIX	• DIX
• 802.3 w/LLC	• 802.3 w/LLC
• 802.3 w/LLC 和 SNAP	• 802.3 w/LLC 和 SNAP
	Ping 测试（续）


Ping 测试

5（续）

注意：某些路由器不支持巨型帧； 某些可能需要供应设备支持巨型帧。查阅用于具体路由器的供应设备说明文档以确定您的路由器是否支持巨型帧。

•	在“网络连接”下指定下列地址：

缺省网关：指定路由器的地址， 如果流量的目的在本地子网以外， 则将通过该地址发送 ping 流量。

IP 源地址：指定 FST-2802 的静态 IP 源地址。

子网掩码：指定流量的子网掩码地址。

•	可选操作。如果要指定系统内停留时间 (TTL) 或服务类型 (TOS)， 或要为流量设置分段标记， 选择“高级”以显示“Ping 高级设置”对话框， 然后进行第 5 步； 否则进行第 7 步。

	Ping 测试（续）


Ping 测试

6	执行下列一个或多个操作：

•	要指定保留分段 ping 请求或响应的时间， 以使回路中的任何设备在该时间之后才可删除， 可在系统内停留时间 (TTL) 中输入秒数。缺省系统内停留时间为 64 秒。

•	要发送可能分段的 ping 包， 在“不要分段标记”中选择可以分段。

•	要为 pong 包指定服务类型， 在服务类型 (ToS) 中输入服务类型值。

7	按确认返回到 PING 选项卡。

8	选择“流量”选项卡， 然后执行下列操作之一：

•	要发送单个 ping 包， 选择单个。“单个”为缺省值。

•	要发送固定数量的 ping 包， 选择多个， 然后输入包的数量。缺省包的数量为 4； 最大包的数量为 1024。

	Ping 测试（续）


Ping 测试

8（续）

•	要发送连续的 ping 包， 选择连续。

注意：

FST-2802 以每秒 1 ping 的速率发送多个和连续的 ping。

9	按确认返回到主屏幕。

10	如果为 1G 测试发送 ping 包， 通过选择关闭激光按钮打开激光。

“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

11	选择 PING 操作按钮以发送带有回应请求的一个或多个 ping 包。

	Ping 测试（续）


Ping 测试

1	检查消息显示以验证响应消息。

•	如果 ping 成功， 则出现一条“回应答复”消息。

•	如果 ping 不成功， 则出现一条指出失败原因的消息。单击此处以查看可能消息列表。

2	可选操作。如果要从第二个端口发送 ping 包， 选择该端口， 然后重复第 3 至 12 步。

3	对各个活动端口至少验证结果屏幕上的下列测试结果。

•	Ping 统计

•	差错统计（限于帧检验序列差错帧）

相关主题

• 建立连接	• 端到端测试
• 环回测试	• 离线业务测试
• 以太网测试	• 测试结果


运行 RFC 2544 脚本

使用 FST-2802， 您可以运行一个自动进行 RFC 2544 建议的测试过程的脚本。脚本提示您选择吞吐能力、 延时、 丢帧率、 背靠背帧测试的参数， 运行测试， 然后自动生成测试结果的文本文件。

运行 RFC 2544 时， 脚本自动将 FST-2802 配置为用采用 DIX 帧和不加虚局域网标签的环路配置发送 Acterna 净荷。如果想发送 802.3 或虚局域网加标签帧， 必须在运行脚本之前在环路配置中指定这些参数。

相关主题

• 从 TestPad 运行脚本	• 从远程 GUI 会话运行脚本
• 环回测试	• 离线业务测试
• 以太网测试	• 测试结果


从 TestPad 运行 RFC 2544 脚本

从 TestPad 运行 RFC 2544 脚本

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择脚本所用的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用两个 FST-2802 建立连接（参见建立连接）。

3	如果要发送 802.3 或标签帧， 在流量始发 FST-2802 上选择 SETUP > 发送配置， 然后进行第 4 步； 否则进行第 5 步。

4	要发送 802.3 或标签帧， 执行下列操作：

a)	在“选择”下选择 LP。

b)	如果要发送 802.3 帧， 在“帧”中选择 802.3。

c)	如果要发送标签帧， 选择加标签， 然后指定虚局域网标识和用户优先级。

d)	按确认返回到主屏幕。

	运行 RFC 2544 脚本（续）


从 TestPad 运行 RFC 2544 脚本

5	如果运行具有 1G 以太网流量的脚本， 通过选择关闭激光按钮打开激光。“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

6	验证 LED 显示面板中 LINK ACTIVE 指示灯亮起。

7	选择 RFC 2544 按钮， 然后等待“RFC 2544 测试配置”对话框出现。对话框可能需要几秒钟才会出现， 视 TestPad 运行的处理数量而定。

8	执行下列操作之一：

•	如果现有配置符合要求， 选择测试配置， 然后选择运行。一个显示测试脚本关键事件状态的屏幕将出现。继续进行第 14 步。

•	如果想修改现有配置的参数， 选择要修改的脚本配置， 然后选择修改。“配置名称”对话框出现。按确认接受现有名称并显示列出配置现有参数的对话框。继续进行第 9 步。

	运行 RFC 2544 脚本（续）


从 TestPad 运行 RFC 2544 脚本

8（续）

•	如果要新建脚本配置， 选择新建。“配置名称”对话框出现。输入新配置的名称， 然后按确认以显示一个说明如何在脚本中导航的对话框。继续进行第 10 步。

9	如果在第 8 步中选择“修改”， 检查脚本配置的现有参数， 然后执行下列操作之一：

•	要使用现有参数运行脚本， 选择开始。继续进行第 13 步。

•	要修改参数， 选择下一步。“RFC 2544 测试设置信息”对话框出现， 说明如何在测试脚本中导航。继续进行第 10 步。

10	选择下一步。

“测试帧长度”对话框出现。选择要用脚本测试的帧的长度。

	运行 RFC 2544 脚本（续）


从 TestPad 运行 RFC 2544 脚本

11	选择下一步。

“测试选项”对话框出现。选择脚本运行的测试。

注意：如果要运行延时测试， 必须要运行吞吐能力测试。

12	用下一步按钮进入一系列对话框， 从而指定所选测试的参数。

•	要测试吞吐能力， 指定试验持续时间（秒）。

•	要测试延时， 指定试验持续时间（秒）。

•	要测试丢帧， 指定试验持续时间（秒）。

•	要测试背靠背帧， 指定试验的数量、 突发间隙和最大试验时间。

	运行 RFC 2544 脚本（续）


从 TestPad 运行 RFC 2544 脚本

13	指定最终的测试参数后， 选择下一步运行脚本。

一个显示测试脚本关键事件状态的屏幕出现。

注意：可以通过选择中断脚本在任何时候停止测试。

14	脚本完成后， “另存为”对话框出现， 使您可以将测试结果保存为文本文件。文本文件的缺省路径为：

Acterna\Files\FST-2802

15	输入文件名， 指定文本文件的路径， 然后选择关闭。

最后一个对话框出现， 显示脚本文本结束。

	运行 RFC 2544 脚本（续）


从 TestPad 运行 RFC 2544 脚本

16	选择关闭按钮以关闭对话框并返回到主屏幕。

17	可选操作。如果要从第二个端口运行脚本， 选择该端口， 然后重复第 2 至 16 步。

测试脚本完成。

相关主题

• 建立连接	• 环回测试
• 从远程 GUI 会话运行脚本	• 离线业务测试
• 以太网测试	• 测试结果


从远程 GUI 会话运行 RFC 2544 脚本

从远程 GUI 会话运行 RFC 2544 脚本时， 必须使用 Windows 任务管理器来运行脚本。

从远程 GUI 会话运行 RFC 2544 脚本

1	从膝上型电脑或 PC 运行远程 GUI（参见运行远程 GUI）。

2	用两个 FST-2802 建立连接（参见建立连接）。

3	如果要发送 802.3 或标签帧， 在流量始发 FST-2802 上选择 SETUP > 发送配置， 然后继续进行第 4 步； 否则进行第 5 步。

4	要发送 802.3 或标签帧， 执行下列操作：

•	在“选择”下选择 LP。

•	如果要发送 802.3 帧， 在“帧”中选择 802.3。

•	如果要发送标签帧， 选择加标签， 然后指定虚局域网标识和用户优先级。

•	按确认返回到主屏幕。

	从远程 GUI 会话运行 RFC 2544 脚本（续）


从远程 GUI 会话运行 RFC 2544 脚本

5	如果运行具有 1G 以太网流量的脚本， 通过选择关闭激光按钮打开激光。“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

6	验证 LED 显示面板中 LINK ACTIVE 指示灯已亮起。

7	在 FST-2802 用户界面的主屏幕中， 选择 RFC 2544， 然后立即选择发送 Ctrl-Alt-Del。“Windows 安全”对话框出现。

注意：还可以用 VNC 应用程序发送 Ctrl-Alt-Del 键序列。有关详情， 请参阅支持文档， 或发送邮件到 VNC 网站公布的联系地址。

8	立即选择任务管理器按钮。“Windows 任务管理器”对话框迅速出现。

注意：不要结束、 切换或开始新的任务。“任务管理器”将自动显示“RFC 2544 测试配置”对话框。

9	等待“RFC 2544 测试配置”对话框出现。

	从远程 GUI 会话运行 RFC 2544 脚本（续）


从远程 GUI 会话运行 RFC 2544 脚本

10	进行从TestPad 运行 RFC 2544 脚本中的第 8 至 15 步以运行脚本。

11	选择关闭按钮以关闭最终的脚本对话框并返回到 Windows  任务管理器。

12	关闭 Windows 任务管理器。

测试脚本完成。

相关主题

• 建立连接	• 环回测试
• 从 TestPad 运行脚本	• 离线业务测试
• 以太网测试	• 测试结果


向 TestPad 端口指定因用户而不同的源地址
将用户指定的源地址分配给 TestPad 端口

在出货前已将工厂指定的源 (MAC) 地址分配给各个 TestPad 端口。可将第二个用户指定的源地址分配给各个端口， 这样可以通过将其他设备的源地址分配给 TestPad 的端口， 用 FST-2802 仿真其他设备。将其他设备的源地址分配给一个端口后， 通过从具有设备源地址的端口发送流量， 可以验证设备的源地址是否通过网络并返回到 TestPad 端口。

	注意： 将指定用户指定的源地址分配给端口不改变端口的工厂指定源地址。
分配用户指定的源地址

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择要为其指定源地址的端口； 否则请进行第 2 步。

2	选择 SETUP > 概要。

	将用户指定的源地址分配给 TestPad 端口（续）


向 TestPad 端口指定因用户而不同的源地址
将用户指定的源地址分配给 TestPad 端口

3	选择标识选项卡， 然后执行下列操作：

•	选择用户源地址。

•	输入地址。

4	按确认返回到主屏幕。

源地址已分配。

相关主题

• 离线业务测试	• 以太网测试


不中断服务测试
在线业务测试

使用 FST-2802， 可以监控以太网流量而不中断网络服务。要进行在线业务测试， 将 TestPad 连接到回路上的网络设备， 然后监控回路上的以太网流量即可。

相关主题

• 用分线器监控 1G 流量	• 以单端口 THRU 模式监控 1G 流量
• 以双端口 THRU 模式监控 1G 流量	• 监控 1G 以太网流量中的 IP 地址
• 以 THRU 模式监控 10/100 流量	• 以太网测试


用分线器监控 1G 流量

通过将 TestPad 连接到一个分线器， 可以监控回路中的 1G 以太网流量。

用分线器监控 1G 以太网流量

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择要监控其流量的端口； 否则请进行第 2 步。

2	在应用程序按钮栏上， 选择下列应用程序之一：

•	MON > 1G 以太网 > 物理层误码率测试

•	MON > 1G 以太网 > 第二层流量

3	使用用于分线器的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的接收插孔， 将另一端插入分线器的发送插孔。

单击此处查看布线图。

4	可选操作。如果要从第二个端口监控流量， 选择该端口， 然后重复第 3 步。

5	对各个活动端口验证结果屏幕上的差错统计结果。

相关主题

• 以双端口 THRU 模式监控 1G 流量	• 以单端口 THRU 模式监控 1G 流量
• 以 THRU 模式监控 10/100 流量	• 监控 1G 以太网流量中的 IP 地址
• 离线业务测试	• 以太网测试


以单端口 THRU 模式监控 1G 流量

如果有一个单端口配置， 可以用 THRU 模式监控 1G 以太网流量。缺省情况下， 以单端口 THRU 模式监控流量时， TestPad 发送空闲帧。配置测试时， 可以指定 TestPad 将收到的帧环回到发送器。

以单端口 THRU 模式监控 1G 以太网流量

1	在应用程序按钮栏上， 选择 MON > 1G 以太网 > 第二层流量。

2	如果想将收到的帧环回到发送器（而不是发送空闲帧）， 选择将接收连接到发送按钮。

3	使用用于交换机的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的发送插孔， 将另一端插入交换机的接收插孔。

单击此处查看布线图。

4	使用用于网络接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的接收插孔， 将另一端插入网络接入组件的发送插孔。

5	验证结果屏幕上的差错统计结果。

相关主题

• 以双端口 THRU 模式监控 1G 流量	• 用分线器监控 1G 流量
• 以 THRU 模式监控 10/100 流量	• 监控 1G 以太网流量中的 IP 地址
• 离线业务测试	• 以太网测试


以双端口 THRU 模式监控 1G 流量

如果有一个双端口配置， 可以用 THRU 模式双向监控全双工 1G 以太网流量。以 THRU 模式监控 1G 以太网流量时， TestPad 将端口 1 接收到的所有流量发送到端口 2 上的发送插孔， 将端口 2 接收到的所有流量发送到端口 1 的发送插孔。

以双端口 THRU 模式监控 1G 以太网流量

1	使用用于交换机的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的端口 1 发送插孔， 将另一端插入交换机的接收插孔。

单击此处查看布线图。

2	使用用于网络接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的端口 1 接收插孔， 将另一端插入网络接入组件的发送插孔。

	以双端口 THRU 模式监控 1G 流量（续）


以双端口 THRU 模式监控 1G 流量

3	使用用于交换机的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的端口 2 发送插孔， 将另一端插入交换机的接收插孔。

4	使用用于网络接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的端口 2 接收插孔， 将另一端插入网络接入组件的发送插孔。

5	对于各个端口， 执行下列操作：

•	选择端口。

•	在应用程序按钮栏上， 选择 THRU > 1G 以太网 > 物理层误码率测试或第二层流量。

•	如果选择非帧误码率测试应用， 选择 SETUP > 模式， 然后为要监控的流量选择误码率测试模式。

6	在两个端口上选择“关闭激光”以打开激光。“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

	以双端口 THRU 模式监控 1G 流量（续）


以双端口 THRU 模式监控 1G 流量

7	验证各个活动端口的差错统计结果。

注意：在以 THRU 模式测试后选择 MON（监控）或 TERM（终接）应用时， TestPad 将自动为所选测试配置两个端口（使用缺省测试参数）。

相关主题

• 以单端口 THRU 模式监控 1G 流量	• 用分线器监控 1G 流量
• 以 THRU 模式监控 10/100 流量	• 监控 1G 以太网流量中的 IP 地址
• 离线业务测试	• 以太网测试


监控 1G 以太网流量中的 IP 地址

如果购买了第二层 IP 地址过滤器选件， 可以监控 1G 以太网流量以查看特定 IP 地址的第二层统计。除第二层统计外， TestPad 还在差错统计类别中显示 IP 校验和差错结果， 指出是否在 IP 包中检测到 IP 校验和差错。

监控 1G 以太网流量中的 IP 地址

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择该端口； 否则请进行第 2 步。

2	在应用程序按钮栏上， 选择下列应用程序之一：

•	MON > 1G 以太网

•	THRU > 1G 以太网（仅限于双端口装置）

3	将 TestPad 连接到回路。

	监控 1G 以太网流量中的 IP 地址（续）


监控 1G 以太网流量中的 IP 地址

4	在结果窗格中， 选择 IP 列表类别， 然后选择刷新 IP 列表按钮。

检测到的前八个 IP 地址出现在结果窗格中的按钮上。

5	要查看具体 IP 地址的结果， 在左边结果窗格中选择标有 IP 地址的按钮， 然后在右边结果窗格中显示下列结果类别之一：

•	过滤器统计

•	过滤器计数

•	差错统计

6	要查看下八个 IP 地址， 选择刷新 IP 列表按钮。

相关主题

• 以单端口 THRU 模式监控 1G 流量	• 用分线器监控 1G 流量
• 以 THRU 模式监控 10/100 流量	• 以双端口 THRU 模式监控 1G 流量
• 离线业务测试	• 以太网测试


以 THRU 模式监控 10/100 流量

如果 FST-2802 有一个双端口配置， 可以用 THRU 模式监控 10/100 以太网流量。以双端口 THRU 模式监控 10/100 流量时， TestPad 的各个端口自动协商其链接配对设备。因此， 在建议链路和监控流量之前， 可能需要指定链路初始化参数。

	注意： 在以 THRU  模式监控 10/100 流量时， FST-2802 不传送巨型帧。支持 64 至 1518 字节的帧。
以 THRU 模式监控 10/100 以太网流量

1	在应用程序按钮栏上， 选择 THRU > 10/100 以太网 > 第二层流量。

2	如果 TestPad 用支持自动协商的交换机建立链路， 选择 SETUP > 链路初始化； 否则进行第 4 步。

	以 THRU 模式监控 10/100 流量（续）


以 THRU 模式监控 10/100 流量

3	要打开自动协商并指定链路初始化参数， 执行下列操作：

•	在“自动协商”下选择打开。“自动协商”按钮出现。

•	缺省情况下， TestPad 将能够对 100 Base Tx 和 10 Base T 发送和接收全双工和半双工流量。如果需要更改缺省能力， 选择“自动协商”。一个自动协商能力的对话框将出现。

•	选择用于 100 Base Tx 和 10 Base T 的能力。

•	缺省情况下， 流控打开。如果要关闭流控， 在“流控”下选择关闭。

•	按确认以存储链路自动协商参数并返回到主屏幕。

4	使用用于交换机的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的端口 1 10/100 Mbps 插孔， 将另一端插入交换机的接收插孔。

	以 THRU 模式监控 10/100 流量（续）


以 THRU 模式监控 10/100 流量

5	使用用于网络接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入网络接入组件的发送插孔， 将另一端插入 TestPad 的端口 2 10/100 Mbps 插孔。

注意：以 THRU 模式测试 10/100 以太网时， 两个 10/100 端口均配置为媒介相关接口 (MDI)。可能需要使用跳线将一个端口转换为媒介相关接口跳接 (MDI-X) 端口， 视测试应用而定。

6	验证差错统计结果。

相关主题

• 以单端口 THRU 模式监控 1G 流量	• 用分线器监控 1G 流量
• 监控 1G 以太网流量中的 IP 地址	• 以双端口 THRU 模式监控 1G 流量
• 离线业务测试	• 以太网测试


规格

以下主题列出 FST-2802 的规格：

• 物理	• 环境	• 电源
• 电气	• GBIC 规格

相关主题

• 关于 FST-2802 TestPad	• 关于以太网测试


物理规格

项目	说明
高度	7.2 英寸（18.3 厘米）
宽度	13.6 英寸（34.5 厘米）
厚度	2.2 英寸（5.6 厘米）
重量	包括电池在内 5.5 磅（2.5 千克）

相关主题

• 规格


环境规格

环境	说明
温度 - 操作 - 存放	32°F 至 113°F（0°C 至 +40°C） -4°F 至 158°F（-20°C 至 +70°C）
湿度	相对湿度 5% 至 85%， 无凝露
冲击与振动	从 40 英寸高处落在混凝土上不会损坏

相关主题

• 规格


电源规格

项目	说明
电池 - 工作时间	可充电 10.8 V 镍氢 (NiMH) 电池 双端口配置： - 典型情况下提供至少 1 小时的工作时间。 双端口配置： - 典型情况下提供至少 40 分钟的工作时间。
- 充电时间	至少 1.5 小时。
交流适配器	19 VDC、 2.95 A； 100 - 240 VAC， 50 - 60 Hz

相关主题

• 规格


电气规格

FST-2802 10/100 Base-TX 接口符合 IEEE 802.3 电气学规定。

相关主题

• 10 Mb/s 接口	• 100 Mb/s 接口
• 规格


10 Mb/s 接口电气规格

规格	说明
缆线	Cat-5（或更好）100 欧 STP 缆线， 100 米以上。
双绞线差模输出电压	最小 Vpk 2.2， 典型 Vpk 2.5， 最大 Vpk 2.8
输入抑制阀值	最小 Vpk 0.310， 最大 Vpk 0.540
输入电压范围	最大值 3.3V
输出抖动	峰-峰最大值 +/- 5.5 ns
输入抖动	峰-峰最大值 +/-13.5 ns

相关主题

• 规格	• 100 Mb/s 接口


100 Mb/s 接口电气规格

规格	说明
缆线	Cat-5（或更好）100 欧 STP 缆线， 100 米以上。
双绞线差模输出电压	最小 Vpk 0.950， 典型 Vpk 1,000， 最大 Vpk 1.050
输入抑制阀值	最小 Vpk 0.166， 最大 Vpk 0.500
输入电压范围	最大值 3.3V
输出抖动	峰-峰最大值 +/- 0.7 ns
输入抖动	峰-峰最大值 +/-3.0 ns

相关主题

• 规格	• 10 Mb/s 接口


GBIC 规格

Acterna 提供的每个可选 SX 和 LX GBIC 均符合第 5.5 版 GBIC 规范。铜缆和长距离 GBIC 符合第 5.4 版 GBIC 规范。有关详细的规范， 请访问 GBIC 制造商的网站。

有关 Acterna 提供的 GBIC 的完整列表， 参阅“GBIC 附件”。

相关主题

• 规格	• GBIC 附件


故障排除

在使用 FST-2802 时可能会遇到问题。很多这样的问题均可轻松解决。如果 FST-2802 出现重大问题， 请致电技术帮助中心（参见获取技术帮助）。

•	装置未开机。

•	测试结果不能打印。

•	得到不一致的测试结果

•	不能在网络远端用硬环回进行环回测试

相关主题

• 为 FST-2802 接通电源	• 连接打印机
• 连接 TestPad 进行测试	• 配置测试
• 以太网交换


关于测试结果

连接 TestPad 之后， 配置测试的结果将自动累积。可用的结果类别视其对配置测试的适用性而定。例如， 如果为非帧误码率测试配置了端口， 则概要、 LED、 信号、 时间、 差错统计和物理层误码率测试统计类别可供使用。Ping 统计、 模式统计、 第二层误码率测试统计类别不可用， 因为在进行非帧误率测试时， 这些类别不适用。

要查看测试结果， 在每个结果窗格中选择一个端口和类别。

相关主题

• 查看测试结果	• 结果描述
• 关于概要结果	• 关于指示灯结果


关于概要结果

概要类别自动显示非零差错结果、 不匹配序列关键结果或关键报告结果。这样可以快速查看结果而无需搜索各个类别。

如果出现差错或与规格不匹配的结果， 窗格的背景为红色。如果只有报告性结果出现， 则窗格的背景为白色。如果所有概要结果均在建议的规格以内， 没有警告， 也没有报告性结果， 则“全部概要测试结果确认”消息出现在绿色背景的结果窗格中。

检测到差错时， 相应的测试结果出现在概要结果窗格中， 并且结果窗格为红色。

	注意： TestPad 检测到差错时， 相应的 Summary 警告指示灯在指示灯显示面板上亮起， 通知您检测到差错。
相关主题

• 查看测试结果	• 结果描述


关于指示灯结果

TestPad 提供两类指示灯结果：

•	指示灯显示面板显示当前状态和历史状态及警告指示灯。指示灯的内部栏显示信号的当前状况或状态， 而指示灯的外部栏显示信号的历史状况。

•	指示灯测试结果显示在指示灯结果类别用户界面的结果面板中。

相关主题

• 查看指示灯显示面板	• 结果描述


关于自定义结果

除了 TestPad 提供的标准结果类别外， 可以定义含有各种测试结果的自定义结果类别。这使您可以快速检查关键结果而无需在各个单独类别中切换。

查看自定义类别的结果

•	在结果窗格中， 将结果组设为 Custom Port 1 或 Custom Port 2。

自定义结果类别出现， 列出定义类别时选择的结果（参见定义自定义结果类别）。

相关主题

• 定义自定义结果类别	• 结果描述


关于信号结果

信号结果类别显示 GBIC 状态结果， 其形式为下列结果之一：

•	如果 GBIC 端口中具有可支持的 GBIC， 则显示 TestPad 检测到的吉比特接口转换器 (GBIC) 的类型。

•	如果 GBIC 端口中有不受 TestPad  支持的 GBIC， 则结果显示 GBIC 不受支持。

•	如果未检测到 GBIC， 结果显示无 GBIC。

相关主题

• 定义自定义结果类别	• 结果描述


结果描述

LED

帧检测	激活链路	物理层模式同步
第二层模式同步	信号显示	同步获得
暂停帧检测	虚拟局域网 (VLAN) 帧检测
时间

日期	测试时间	时间
自动协商状态

全双工特性	半双工特性	链路通告状态
链路配置应答	暂停能力	远端故障
100Base-TX 全双工	100Base-TX 半双工	10Base-T 全双工
10Base-T 半双工	双工	速率 (Mbps)
链路统计

时延， 平均值 (微秒)	时延， 最大值 (微秒)	时延， 最小值 (微秒)
帧速率， 平均值	帧速率， 当前值	帧速率， 最小值
帧速率， 峰值	帧尺寸， 平均值	帧尺寸， 最大值
帧尺寸， 最小值	接收率 Mbps， 当前值	服务中断时间 (毫秒)
带宽利用率%， 平均值	带宽利用率%， 当前值	带宽利用率%， 峰值
发送率 Mbps， 当前值
链路计数

1023 字节以上的帧	2140 字节以上的帧	1024-2140 字节帧
128-252 字节帧	128-255 字节帧	256-508 字节帧
256-511 字节帧	28-64 字节帧	512-1020 字节帧
512-1023 字节帧	64 字节帧	65-127 字节帧
68-124 字节帧	68-124 字节帧	广播帧
组播帧	暂停帧	接收帧
接收 Acterna 帧	接收冲突	发送帧
发送冲突	发送延迟	发送延迟碰撞
单播帧	虚拟局域网 (VLAN) 帧
过滤器统计

时延， 平均值 (毫秒)	时延， 最大值 (毫秒)	时延， 最小值 (毫秒)
帧速率， 平均值	帧速率， 当前值	帧速率， 最小值
帧速率， 峰值	帧尺寸， 最小值	帧尺寸， 最大值
利用率%， 平均值	利用率%， 当前值	利用率%， 峰值
过滤器计数

1023 字节以上的帧	2140 字节以上的帧	1024-2140 字节帧
128-252 字节帧	128-255 字节帧	256-508 字节帧
256-511 字节帧	28-64 字节帧	512-1020 字节帧
512-1023 字节帧	64 字节帧	65-127 字节帧
68-124 字节帧	广播帧	组播帧
接收 Acterna 帧	单播帧	有效接收帧
虚拟局域网 (VLAN) 帧
差错统计

编码差错率	编码差错	编码差错秒
循环冗余检验差错帧	差错帧	帧检验序列差错帧
光纤超小帧	光纤超长帧	丢帧率
超长帧	丢帧	序列溢出帧
超出正常尺寸帧	超小帧	符号差错
不足正常尺寸帧
模式统计

接收帧	发送帧
Ping 统计

丢 PING 包	PING 请求接收	PING 请求发送
PING 应答接收	PING 应答发送	时延， 平均值 (毫秒)
时延 (毫秒)	时延， 最大值 (毫秒)	时延， 最小值 (毫秒)
第一层误码率统计

比特差错率	比特差错秒	比特差错
全部接收到比特
第二层误码率统计

比特差错率	比特差错秒	比特差错
接收到的全部比特


关于光纤通道测试

使用 FST-2802， 可以在点到点非交换式网络上找到并排除光纤通道服务的故障。FST-2802 使您可以验证连接， 测量吞吐能力， 以及验证服务质量统计是否符合客户服务水平协议中的规定。如果购买了双端口配置， 可以使用单个 FST-2802 同时验证两个光纤通道接口。

相关主题

• 光纤通道链路初始化	• 离线业务测试
• 光纤通道流量	• 在线业务测试
• 规格	• 测试结果
• 布线图


光纤通道链路初始化

在通过回路发送和接收流量（光纤通道帧）之前， 必须初始化光纤通道链路。初始化链路涉及将一个或多个 TestPad 连接到回路， 然后允许 TestPad 发送空闲流量。发送空闲流量并且 LINK ACTIVE 指示灯在 LED 显示面板亮起后， 则将链路视为活动状态。

相关主题

• 光纤通道流量	• 离线业务测试
• 光纤通道测试	• 在线业务测试


关于光纤通道流量

初始化光纤通道之后， 可以用 FST-2802 发送和分析光纤通道流量。在开始测试前， 可以为流量指定流量加载类型（参阅流量加载）。还可以定义流量配置， 该配置在字段级别指定发送和收到的帧的特性（参阅流量配置）。

相关主题

• 光纤通道帧格式	• 流量配置
• 流量加载	• 离线业务测试
• 在线业务测试	• 光纤通道测试


光纤通道帧格式

光纤通道帧是长度可变的帧， 大小从 28 字节（24 字节报头加 4 字节循环冗余检验， 无净荷）至 2076 字节， 不包括起始帧分界符、 可选报头和结束帧分界符。

Acterna 测试包 (ATP) 帧需要额外 8 个字节用于 IEEE 802.3 LLC/SNAP 报头， 20 个字节用于 IP 报头， 20 个字节用于测试帧信息（如序列号和时间戳）； 因此， 发送 Acterna 净荷时， ATP 帧至少为 76 字节。

具有误码率测试净荷的帧需要额外的 4 个字节； 因此， 发送具有误码率测试净荷的帧时， 帧至少为 32 字节。

当定义测试的发送配置时， 可以配置报头字段。内部开销字段的长度是固定的； 净荷字段的大小为 0 字节至 2048 字节。单击下图以了解该字段的详细描述。

相关主题

• 流量配置	• 流量加载
• 在线业务测试	• 离线业务测试
• 光纤通道测试


流量配置

配置 FST-2802 以生成、 监控或环回流量时， 可以通过定义发送配置或接收配置指定流量的帧特性。

	注意： 配置 FST-2802 以发送测试模式或非帧误码率测试模式时， 无需定义发送配置。
相关主题

• 发送配置	• 接收配置
• 光纤通道测试


发送配置

设置 TestPad 时， 最多可以定义三个发送配置以便在字段级别指定发送的光纤通道帧的特性， 如流量的目的标识和帧长度。发送光纤通道流量前， 为测试选择相应的配置。

尽管净荷不是发送配置的一部分， 也在“发送配置”选项卡中为帧指定净荷。

对于在非交换式（第一层）网络上使用两个 FST-2802 的环回测试， 可以有第四个配置。使用流量始发 FST-2802 上的“建立环路”按钮进行环回测试时， 将自动载入环回配置中的目的标识。

相关主题

• 定义发送配置	• 接收配置
• 光纤通道测试


定义发送配置

定义发送配置涉及选择要定义的配置， 然后为 TestPad 使用此配置发送的每一帧指定特性。尽管帧净荷不是配置的一部分， 也在“发送配置”选项卡中选择要发送的净荷的类型（Acterna 或误码率测试）。

定义发送配置

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择配置的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择下列应用程序之一：

•	TERM > 1G 光纤通道 > 第二层流量

•	TERM > 2G 光纤通道 > 第二层流量

3	选择 SETUP > 发送配置。

	定义发送配置（续）


定义发送配置

4	在“净荷”下选择下列选项之一：

•	Acterna. 要发送带有时间戳和序列号的帧， 选择 Acterna。要测量往返延时及统计丢帧， 必须选择 Acterna 净荷。

•	误码率测试模式。要通过重复特定误码率模式载入净荷， 选择误码率测试模式， 然后选择 2^23-1、 反转 2^23-1、 2^31-1、
反转 2^31-1、 全 1、 全 0 或用户定义。

如果选择“用户定义”， 用 4 字节十六进制格式输入用户定义的误码率模式。

要在交换式（第二层）网络上进行误码率测试， 必须选择“误码率测试模式”净荷（参阅交换式（第二层）网络上的误码率测试）。

	定义发送配置（续）


定义发送配置

5	在“设置”下的“配置”内， 选择要定义的配置， 然后为使用此配置发送的流量指定帧特性。

a)	在目的标记用 3 字节十六进格式输入发送的帧前往的端口的目的标识。

b)	在发送器标识中用 2 字节十六进制格式输入帧的发生器交换标识。

c)	在长度中， 选择字段右边的箭头以显示字段长度下拉式菜单。缺省长度为 512 字节。可以为各个净荷选择以下长度：

•	Acterna：28（无净荷）、 76、 512、 1024、 1536 或 2076， 或用户定义。如果选择“用户定义”， 输入 76 至 2076 字节的长度。

•	误码率测试：28（无净荷）、 32、 512、 1024、 1536 或 2076， 或用户定义。如果选择“用户定义”， 输入 28 至 2076 字节的长度。

注意：如果为 Acterna 净荷选择 28 字节（无净荷）帧长度， 由于没有在帧中发送净荷， 因而也没有与净荷相关的结果。

	定义发送配置（续）


定义发送配置

5（续）

d)	在序列标识中用 1 字节十六进制格式输入帧的序列标识。

e)	在源标识中用 3 字节格式输入帧的源标识。

f)	在应答器标识中用 2 字节十六进制格式输入帧的应答器标识。

6	按确认。

7	可选操作。如果要为第二个端口定义发送配置， 选择该端口， 然后重复第 3 至 6 步。

保存配置， 主窗口出现。

相关主题

• 发送配置	• 接收配置
• 光纤通道测试


接收配置

在监控或终接光纤通道流量之前， 可以定义或选择一个接收配置以过滤流量。然后可以在“过滤器统计”和“过滤器计数”结果类别的结果屏幕内查看过滤流量的结果。

相关主题

• 定义接收配置	• 发送配置
• 光纤通道测试


定义接收配置

定义接收配置涉及选择要定义的配置， 然后指定要监控的帧的特性。最多可以在“接收配置”设置选项卡中定义四个接收配置。

定义接收配置

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择配置的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择以下应用程序之一：

•	MON > 1G 光纤通道 > 第二层流量

•	THRU > 1G 光纤通道 > 第二层流量（仅限于双端口装置）

•	TERM > 1G 光纤通道 > 第二层流量

•	MON > 2G 光纤通道 > 第二层流量

•	THRU > 2G 光纤通道 > 第二层流量（双端口装置）

•	TERM > 2G 光纤通道 > 第二层流量

	定义接收配置（续）


定义接收配置

3	选择 SETUP > 接收配置。

4	如果过滤净荷中具有误码率测试模式的流量， 在“接收净荷”下， 选择发送 = 接收以监控具有与发送配置中指定的相同误码率测试模式的流量， 或选择一个误码率测试模式进行过滤。

5	在�设置�下的配置中， 选择要定义的配置。

6	为使用配置过滤的流量选择帧特性：

a)	在目的标识过滤器中， 如果要监控发送到特定端口的帧， 选择是， 然后在目的标识中以 3 字节格式输入目的地址。

如果想监控所有帧而不考虑其目的， 选择不关心。

b)	在源标识过滤器中， 如果要监控从特定端口发送的帧， 选择是， 然后在源标识中以 3 字节格式输入源地址。

如果想监控所有帧而不考虑其源， 选择不关心。

	定义接收配置（续）


定义接收配置

6（续）

c)	在数据过滤器中， 如果要监控特定数据类型的帧， 选择是， 然后在数据类型中以 1 字节格式输入相应的类型代码。

如果想监控所有帧而不考虑其数据类型， 选择不关心。

d)	在序列过滤器中， 如果要监控特定序列的帧， 选择是， 然后在序列计数中以 2 字节十六进制格式输入序列计数。

如果想监控所有帧而不考虑其序列， 选择不关心。

e)	在路由过滤器中， 如果要监控具有相同路由控制代码的帧， 选择是， 然后在路由控制中以 1 字节格式输入代码。

如果想监控所有帧而不考虑其路由控制代码， 选择不关心。

	定义接收配置（续）


定义接收配置

7	按确认。

8	可选操作。如果要为第二个端口定义接收配置， 选择该端口， 然后重复第 3 至 7 步。

保存配置， 主窗口出现。

相关主题

• 发送配置	• 接收配置
• 光纤通道测试


中断服务测试
离线业务测试

使用 FST-2802， 可以在网络无法使用时生成和分析光纤通道流量。要进行离线业务测试， 首先建立连接， 然后通过回路发送光纤通道流量（从 TestPad 生成）。

	注意： 使用大于等于 368 字节的帧， 只能达到 1% 的分辨率。这是因为 TestPad 向控制带宽插入 IDLE（4 字节）， 如下所示：  IDLE（4 字节）/内部开销（32 字节）+ 帧（368 字节）= 1% 随着帧尺寸的减少， 分辨率相应下降， 最差情况下， 在 28 字节时为 6.7%。
相关主题

• 建立连接	• 端到端测试
• 误码率测试， 第一层	• 误码率测试， 第二层
• 发送模式	• 测量业务中断时间
• 环回测试	• 测量往返延时
• 光纤通道测试	• 测试结果


建立连接

建立连接涉及将一个或多个 TestPad 连接到回路上的接入组件， 使 TestPad 发送空闲流量， 然后验证 LINK ACTIVE LED 指示灯已亮起。

建立连接

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择要为其建立连接的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择以下应用程序之一：

•	TERM > 1G 光纤通道 > 第一层误码率测试

•	TERM > 1G 光纤通道 > 第二层流量

•	TERM > 1G 光纤通道 > 第二层模式

•	TERM > 2G 光纤通道 > 第一层误码率测试

•	TERM > 2G 光纤通道 > 第二层流量

•	TERM > 2G 光纤通道 > 第二层模式

	建立连接（续）


建立连接

3	如果要为第二个端口建立连接， 选择第二个端口， 然后重复第 2 步； 否则进行第 4 步。

4	使用用于接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的发送插孔， 然后将另一端插入接入组件的接收插孔。

•	如果为第二个端口建立连接， 则为第二个端口重复此步骤。

5	将第二条缆线从接入组件的发送插孔连接到 TestPad 的接收插孔。

•	如果为第二个端口建立连接， 则为第二个端口重复此步骤。

6	通过检查前面板上的 SIGNAL 指示灯验证各个活动端口的信号。如果指示灯亮起， 则表示有信号。

7	如果回路中有其他光纤通道设备， 通过检查各个活动端口的 SYNC 指示灯验证 TestPad 已经取得同步。如果指示灯亮起， 则表示 TestPad 已经取得同步。

	建立连接（续）


建立连接

8	对于各个活动端口， 使用关闭激光按钮打开激光。�关闭激光�按钮变为激光打开状态。

9	通过检查前面板上的 LINK ACTIVE 指示灯验证各个活动端口的链路已经建立。如果指示灯亮起， 则表示已为端口建立了链路。

相关主题

• 排除连接故障	• 离线业务测试
• 光纤通道测试


排除连接故障

当 TestPad 检测信号， 取得同步， 然后确定链路活动时， 内部绿色的 SIGNAL、 SYNC、 和 LINK ACTIVE LED 指示灯亮起。所有三个指示灯必须都亮起才表示已建立连接。

单击下列各个症状以了解回路上的设备可能具有的阻碍链路建立的问题。

•	SIGNAL 指示灯未亮起

•	SIGNAL 指示灯亮起， 但 SYNC 指示灯未亮起

•	SIGNAL 和 SYNC 指示灯亮起， 但 LINK ACTIVE 指示灯未亮起

相关主题

• 建立连接	• 离线业务测试
• 光纤通道测试


端到端测试

端到端测试允许您验证规定的路径将一个 TestPad 生成的光纤通道流量传送到回路远端的第二个 TestPad。

进行端到端测试

1	建立连接（参阅建立连接）， 然后进行下列操作之一：

•	如果在交换式（第二层）光纤通道网络中进行测试， 进行第 2 步。

•	如果在非交换式（第一层）点到点网络中进行测试， 进行第 5 步。

2	选择 SETUP > 发送配置。

	端到端测试（续）


端到端测试

3	在�净荷�下选择以下选项之一：

•	Acterna。要发送带有时间戳和序列号的帧， 选择 Acterna。要测量往返延时及统计丢帧， 必须选择 Acterna 净荷。

•	误码率测试模式。要通过重复特定误码率测试模式载入净荷， 选择“误码率测试模式”， 然后选择要在净荷中发送的模式。要在交换式（第二层）网络上进行误码率测试， 必须选择“误码率测试模式”净荷。

4	选择或定义一个配置：

•	要使用一个远端 TestPad 端口的源地址与流量的目的地址相同的现有配置， 在选择下选择该配置。

•	要定义一个远端 TestPad 的源标识与流量的目的标识相同的配置， 在设置下从“配置”字段选择要定义的配置。

	端到端测试（续）


端到端测试

4（续）

在目的标识中， 选择字段右边的箭头以显示一个键盘。用此键盘输入远端 TestPad 端口的源标识， 然后按确认以便在字段中输入标识。

有关发送配置的其他信息， 参阅定义发送配置。

5	要配置流量加载， 进行下列操作之一：

•	如果在第 4 中指定或定义了发送配置， 选择流量， 然后配置加载（参阅流量加载）。

•	如果没有指定或定义发送配置（因为在非交换式点到点网络上进行测试）， 选择 SETUP > 流量， 然后配置加载。

6	按确认返回到主窗口。

•	如果用第二个端口进行端到端测试， 在进行第 7 步之前为第二个端口重复第 1 至 6 步。

	端到端测试（续）


端到端测试

7	在回路远端的 TestPad 上， 进行下列操作：

•	如果在交换式以太网中进行测试， 重复第 2 至 6 步。

•	如果在非交换式点到点以太网中进行测试， 重复第 5 至 6 步。

8	在两个 TestPad 上， 对于各个活动端口， 通过选择关闭激光按钮打开激光。

“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

9	在两个 TestPad 上， 对于每个活动端口， 选择开始流量以通过回路发送流量。

	端到端测试（续）


端到端测试

10	对各个发送端口， 查看接收 TestPad 结果屏幕上的结果并进行验证。

相关主题

• 建立连接	• 定义发送配置
• 离线业务测试	• 插入循环冗余检验差错
• 光纤通道测试	• 测试结果


非交换式（第一层）网络上的误码率测试

如果在非交换式网络上进行测试， 进行端到端测试时， 可以在比特流中发送误码率模式以确定收到的出错比特与总比特之比。

在非交换式网络上进行误码率测试

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择配置的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择以下应用程序之一：

•	MON > 1G 光纤通道 > 第一层误码率测试

•	TERM > 1G 光纤通道 > 第一层误码率测试

•	THRU > 1G 光纤通道 > 第一层误码率测试（仅限于双端口装置）

•	MON > 2G 光纤通道 > 第一层误码率测试

•	THRU > 2G 光纤通道 > 第一层误码率测试（仅限于双端口装置）

•	TERM > 2G 光纤通道 > 第一层误码率测试

	误码率测试， 第一层（续）


非交换式（第一层）网络上的误码率测试

3	选择 SETUP > 误码率测试。

4	选择以下模式之一：

• HFPAT	• RDPAT
• LFPAT	• JTPAT
• MFPAT	• SNPAT
5	可选操作。如果想将比特差错或编码差错插入比特流， 选择差错选项卡， 然后进行下列操作：

•	要设置 TestPad 以允许您将比特差错或编码差错插入比特流， 选择比特或编码差错。

•	如果希望 TestPad 在每次收到比特差错或编码差错时蜂鸣， 在“差错时蜂鸣”下选择打开。

•	如果希望插入比特差错或编码差错的比率， 选择比率， 然后选择差错率。

	误码率测试， 第一层（续）


非交换式（第一层）网络上的误码率测试

6	按确认返回到主窗口。

•	如果要从第二个端口进行误码率测试， 选择该端口， 然后对第二个端口重复第 2 至 6 步。

7	为各个活动端口建立连接（参阅建立连接）。

8	如果对远端 TestPad 上的各个活动端口进行单端口 THRU 模式误码率测试（使用 MON 应用程序按钮）， 选择将接收连接到发送。

9	对于各个活动端口， 用开始误码率测试模式按钮开始流量。

10	对于各个活动端口， 验证在指示灯结果类别中 Pattern Sync 指示灯亮起。

11	可选操作。要将比特差错或编码差错插入比特流， 为各个活动端口选择比特差错或编码差错按钮。

	误码率测试， 第一层（续）


非交换式（第一层）网络上的误码率测试

12	对各个活动端口， 验证结果屏幕上的�差错统计：比特差错和误码率�结果。

相关主题

• 建立连接	• 误码率测试， 第二层
• 离线业务测试	• 光纤通道测试
• 测试结果


交换式（第二层）网络上的误码率测试

如果在交换式光纤通道网络上进行测试且进行的是端到端测试时， 可以在帧净荷中发送误码率模式以确定收到的出错比特与总比特之比。

在交换式网络上发送误码率模式

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择测试的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择以下应用程序之一：

•	MON > 1G 光纤通道 > 第二层流量

•	THRU > 1G 光纤通道 > 第二层流量（仅限于双端口装置）

•	TERM > 1G 光纤通道 > 第二层流量

•	MON > 2G 光纤通道 > 第二层流量

•	THRU > 2G 光纤通道 > 第二层流量（仅限于双端口装置）

•	TERM > 2G 光纤通道 > 第二层流量

	误码率测试， 第二层（续）


交换式（第二层）网络上的误码率测试

3	选择 SETUP > 接收配置， 然后为要进行误码率测试的流量定义接收配置（参阅定义接收配置）。

4	选择发送配置选项卡， 然后进行下列操作：

a)	在“净荷”下选择误码率测试模式。

b)	选择 2^23-1、 反转 2^23-1、 2^31-1、 反转 2^31-1、 全 1、 全 0 或用户定义。如果选择“用户定义”， 用 4 字节十六进制格式输入用户定义的误码率模式。

5	可选操作。如果想将成帧比特差错插入流量， 选择差错选项卡， 然后选择成帧比特。

•	如果希望 TestPad 在每次收到成帧比特时蜂鸣， 在“差错时蜂鸣”下选择打开。

•	如果希望插入成帧比特的比率， 选择差错率， 然后选择差错率。

6	按确认返回到主窗口。

	误码率测试， 第二层（续）


交换式（第二层）网络上的误码率测试

7	可选操作。如果要从第二个端口发送误码率模式， 选择第二个端口， 然后重复第 4 至 6 步。

8	建立连接（参阅建立连接）。

9	为各个活动端口选择开始误码率测试模式以通过回路发送模式。

10	对于各个活动端口， 验证 FRAME指示灯亮起。

11	可选操作。要将一个或多个成帧比特插入比特流， 为各个活动端口选择成帧比特差错按钮。

12	对各个活动端口， 验证结果屏幕上的“差错统计：比特差错和误码率”结果。

注意：在交换式（第二层）网络上进行误码率测试时， 比特差错和误码率结果可能显示一个或多个物理层（第一层）比特差错。

相关主题

• 建立连接	• 误码率测试， 第一层
• 离线业务测试	• 光纤通道测试
• 测试结果


测量业务中断时间

进行端到端测试时， 可以测量因交换机作用于保护线路而引起的业务中断时间。

测量业务中断时间

1	设置并配置端到端测试（参阅端到端测试）。

2	在远端 FST-2802 上选择 SETUP > 流量。

3	配置流量加载（参阅流量加载）。测量业务中断时间时， 建议通过指定以下参数发送一个 100% 的常速率 (Constant) 加载：

c)	加载类型：常速率

d)	加载单元：%带宽

e)	常速率加载： 100

4	按确认返回到主窗口。

	测量业务中断时间（续）


测量业务中断时间

5	通过选择关闭激光按钮打开激光。“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

6	选择开始流量通过回路发送流量。

7	在近端 FST-2802 上， 通过选择复位业务中断操作按钮清除业务中断时间。

8	启动交换机到保护线路。

9	可选操作。如果要从第二个端口测量业务中断时间， 选择该端口， 然后重复第 1 至 8 步。

10	对各个活动端口， 验证结果屏幕上的“链路统计：业务中断时间（毫秒）”结果。

相关主题

• 端到端测试	• 流量加载
• 离线业务测试	• 测试结果
• 光纤通道测试


发送模式

使用 FST-2802， 可以通过传送连续随机测试模式 (CRPAT)、 连续抖动测试模式 (CJPAT) 和兼容电源噪声模式 (CSPAT) 着重解决光纤通道组件和系统的抖动和噪声特性。要发送模式， 在“模式”选项卡中选择模式， 然后建立光纤通道链路连接。最后通过链路发送模式。

	注意： 这些模式专为测试物理层网络而设计。通过定义， 这些成帧模式载入具有有效地址信息的光纤通道报头； 因此， 这些帧不会穿过第二层交换式网络。任何时候均只能使用端到端配置进行模式测试。
	发送模式（续）


发送模式

发送模式

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择测试的端口； 否则请进行第 2 步。

2	在应用程序按钮栏上， 选择以下应用程序之一：

•	TERM > 1G 光纤通道 > 第二层模式

•	TERM > 2G 光纤通道 > 第二层模式

3	选择 SETUP > 概要显示设置选项卡， 然后选择模式。

4	选择一个模式：

•	CRPAT

•	CJPAT

•	CSPAT

5	按确认返回到主窗口。

	发送模式（续）


发送模式

6	建立连接（参阅建立连接）。选择模式测试时， TestPad 自动关闭自动协商。

7	通过选择关闭激光按钮打开激光。“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

8	选择开始模式通过回路发送流量。

9	可选操作。如果要从第二个端口发送模式， 选择该端口， 然后重复第 2 至 7 步。

10	验证 TestPad 结果屏幕上的结果。至少验证以下模式统计结果：

•	发送帧

•	接收帧

•	帧检验序列差错帧

相关主题

• 建立连接	• 测试结果
• 离线业务测试	• 光纤通道测试


环回测试

环回测试允许您从一个 TestPad 生成和发送光纤通道流量， 然后将流量通过回路远端的第二个 TestPad 或硬环回返回到第一个TestPad。

•	单击此处了解使用硬环回的环回布线图。

•	单击此处了解双端口环回的布线图.

相关主题

• 使用线路环回功能	• 使用自动环回功能
• 建立连接	• 流量配置
• 插入循环冗余检验差错	• 离线业务测试
• 光纤通道测试


使用线路环回功能

通过选择远端 TestPad 上的 LLB 按钮将帧环回到始化 TestPad， 可以用两个 TestPad 手动进行线路环回。

手动进行线路环回

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择环回测试的端口； 否则进行第 2 步。

2	建立连接（参阅建立连接）。

	使用线路环回功能（续）


使用线路环回功能

3	进行下列操作之一：

•	如果在点到点网络上进行环回， 进行第 4 步。

•	如果在交换式（第二层）网络上进行环回， 在发送 TestPad 上为测试配置流量加载（参阅流量加载）并定义流量配置（参阅流量配置）。

注意：如果要过滤返回到近端 TestPad 的流量， 在近端 TestPad 发送配置中指定的参数必须与远端 TestPad 接收配置中指定的参数一致。

例如， 如果要为特定的路由控制代码环回帧， 则必须在两个配置中指定相同的路由控制代码。

如果要环回所有的帧， 为各个接收配置参数选择“不关心”。

	使用线路环回功能（续）


使用线路环回功能

4	在远端 TestPad 上， 选择关闭激光按钮打开激光。

“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

5	在远端 TestPad 上， 选择链路环回关闭以将 TestPad 置入环回模式。

“链路环回关闭”按钮变为链路环回打开状态。

6	在发送 TestPad 上选择开始流量以通过回路将流量发送到远端 TestPad。

远端 TestPad 接收到流量时， 在将帧返回到发送 TestPad 之前， 交换收到的每一帧的目的地址和源地址。

7	可选操作。如果要从第二个端口进行线路环回， 选择该端口， 然后重复第 3 至 6 步。

	使用线路环回功能（续）


使用线路环回功能

8	验证发送 TestPad 结果屏幕上的结果。至少验证以下结果：

•	链路统计：全部利用率%、 平均值、 全部利用率%、 当前值和全部利用率 % 峰值。

•	差错统计：所有结果为 0。

相关主题

• 建立连接	• 流量加载
• 测量往返延时	• 流量配置
• 插入循环冗余检验差错	• 测试结果


使用自动环回功能

通过在流量生成 TestPad 上选择“建立环路”按钮在非交换式网络上进行自动环回。来自远端 TestPad 的一条确认消息出现在第一个 TestPad 的消息屏幕中， 通知您远端 TestPad 已处于环回模式。还自动将第一个 TestPad 的环回配置中的目的标识指定为远端 TestPad 的源标识。

为自动环回测试配置 TestPad 时， 可以为各个 TestPad 指定文本标识（例如 “Joe's 2802” 和 “Sam's 2802”）。TestPad 相互发送表明环回状态的确认消息时， 消息均用文本标识识别各个 TestPad。

	注意： 建立环回后， 可以在远端 TestPad 的环回配置中更改为流量指定的源标识。这样操作不会拆除环路。
	使用自动环回功能（续）


使用自动环回功能

进行自动环回

1	如果 TestPad 有两个端口中， 选择环回测试的端口； 否则进行第 2 步。

2	建立连接（参阅建立连接）。

3	在远端 FST-2802 上选择 SETUP > 概要， 然后进行下列操作：

•	选择发送配置选项卡。

•	在“设置”下的配置中， 选择环路配置。

•	在源标识中输入环回到流量生成 TestPad 的流量的源标识。

注意：如果要过滤返回到近端 TestPad 的流量， 在近端 TestPad 发送配置中指定的参数必须与远端 TestPad 接收配置中指定的参数一致。

例如， 如果要为特定的路由控制代码环回帧， 则必须在两个配置中指定相同的路由控制代码。

如果要环回所有的帧， 为各个接收配置参数选择不关心。

	使用自动环回功能（续）


使用自动环回功能

注意（续）：例如， 如果要为特定的路由控制代码环回帧， 则必须在两个配置中指定相同的路由控制代码。

如果要环回所有的帧， 为各个接收配置参数选择不关心。

4	可选操作。如果要在 TestPad 之间发送的确认信息中提供一个标识， 对于每一个 TestPad， 进行下列操作：

a)	选择 Setup， 然后选择“概要”以显示设置选项卡。

b)	选择标识显示“标识”选项卡。

c)	选择编辑显示一个键盘。

d)	使用最多十个字符输入 TestPad 的标识。

e)	按确认存储标识并返回到“标识”选项卡。

f)	按确认返回到主窗口。

	使用自动环回功能（续）


使用自动环回功能

5	在流量生成 TestPad 上选择建立环路以将远端接收 TestPad 置入环回模式。

来自远端 TestPad 的一条确认消息出现在第一个 TestPad 的消息屏幕中， 通知您远端 TestPad 已处于环回模式。还自动用远端 TestPad 的源标识更新环回配置的目的标识字段。

6	在流量生成 TestPad 上， 通过选择关闭激光按钮打开激光。“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

7	在流量生成 TestPad 上选择开始流量以通过回路将流量发送到远端 TestPad。

8	可选操作。如果要从第二个端口进行环回， 选择该端口， 然后重复第 2 至 7 步。

	使用自动环回功能（续）


使用自动环回功能

9	对各个活动端口， 验证流量生成 TestPad 结果屏幕上的结果。至少验证以下结果：

•	链路统计：全部利用率%、 平均值、 全部利用率%、 当前值和全部利用率% 峰值。

•	差错统计：所有结果为 0。

10	测试完成后， 对于每个活动端口， 选择拆除环路以使远端 TestPad 的接收端口退出环回模式。

来自远端 TestPad 的一条确认消息出现在第一个 TestPad 的消息屏幕中， 通知您远端 TestPad 端口已退出环回模式。

相关主题

• 使用线路环回功能	• 建立连接
• 测量往返延时	• 定义发送配置
• 插入循环冗余检验差错	• 端到端测试
• 离线业务测试	• 光纤通道测试
• 测试结果


插入循环冗余检验差错

执行端到端环回测试时， 可以插入循环冗余检验差错。

	注意： 如果在使用两个 FST-2802 的点到点网络上插入循环冗余检验差错， 并且希望在始发 TestPad 上收到返回的循环冗余检验差错， 可将回路远端 TestPad 置于 THRU 模式。有关 THRU 模式的信息， 参阅以单端口 THRU 模式监控光纤通道流量。
插入循环冗余检验差错

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择差错插入的端口； 否则请进行第 2 步。

2	用应用程序按钮选择下列应用程序之一：

•	TERM > 1G 光纤通道 > 第二层流量

•	TERM > 2G 光纤通道 > 第二层流量

3	选择 SETUP > 概要显示设置选项卡， 然后选择差错。

	插入循环冗余检验差错（续）


插入循环冗余检验差错

4	要指定差错参数， 进行下列操作：

•	要指定在出现循环冗余检验差错时 TestPad 蜂鸣， 在“差错时蜂鸣”下选择打开。

•	要插入单个循环冗余检验差错， 选择单个。

•	要插入突发速率的循环冗余检验差错， 选择突发速率， 然后选择“突发速率（数量）”字段右边的箭头以显示一个键盘。

用键盘输入要插入突发速率流量中的循环冗余检验差错的数量。

5	按确认存储差错参数并返回到主窗口。

6	通过选择关闭激光按钮打开激光。

“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

7	选择开始流量通过回路发送流量。

8	选择“循环冗余检验差错”操作按钮插入一个差错或突发速率的多个差错。

	插入循环冗余检验差错（续）


插入循环冗余检验差错

9	可选操作。如果要从第二个端口插入差错， 选择该端口 2， 然后重复第 3 至 8 步。

差错被插入流量中并按以下方式处理：

•	对于端到端应用， 差错被发送到回路远端的 TestPad。

•	对于环回应用， 差错通常被返回到 TestPad。请参考您的网络组件说明文档以确定网络组件是否丢弃差错流量。

相关主题

• 建立连接	• 端到端测试
• 环回测试	• 离线业务测试
• 测试结果	• 光纤通道测试


测量往返延时

进行环回测试时， 可以通过发送一个帧长度预先定义（28、 76、 512、 1024、 1536 或 2076 字节）的 Acterna 净荷以测量往返延时。Acterna 净荷传送带有时间戳的帧， 使 FST-2802 可以计算往返延时。

	注意： 测量往返延时的时候， 必须在回路远端建立一个环回， 然后从回路近端的 FST-2802 发送和接收具有测试帧的 Acterna 净荷。如果不使用环回， 则测试结果无效。
测量往返延时

1	设置并配置环回测试（参阅环回测试）。

2	选择 SETUP > 发送配置， 然后进行下列操作：

•	在“净荷”下选择 Acterna。Acterna 净荷发送带时间戳和序列号的帧。要测量往返延时， 必须选择 Acterna 净荷。

	测量往返延时（续）


测量往返延时

2（续）

•	在长度中选择预定义的帧长度（28、 76、 512、 1024、 1536 或 2076 字节）。

3	按确认返回到主窗口。

4	通过选择关闭激光按钮打开激光。“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

5	选择开始流量通过回路发送流量。

6	可选操作。如果要从第二个端口测量往返延时， 选择端口 2， 然后重复第 2 至 5 步。

	测量往返延时（续）


测量往返延时

7	对各个活动端口， 验证发送 TestPad 结果屏幕上的结果。至少验证以下链路统计结果：

•	延时最大值(微秒)

•	延时最小值(微秒)

•	延时平均值(微秒)

相关主题

• 建立连接	• 环回测试
• 离线业务测试	• 光纤通道测试
• 测试结果


不中断服务测试
在线业务测试

使用 FST-2802， 可以在网络工作时监控光纤通道流量。要进行在线业务测试， 将 TestPad 连接到回路上的网络设备， 然后监控回路上的光纤通道流量。

相关主题

• 用分线器监控光纤通道流量	• 以单端口 THRU 模式监控光纤通道流量
• 以双端口 THRU 模式监控光纤通道流量	• 光纤通道测试


用分线器监控光纤通道流量

通过将 TestPad 连接到一个分线器， 可以监控回路中的光纤通道流量。

用分线器监控光纤通道流量

1	如果 TestPad 有两个端口， 选择要测试的端口； 否则进行第 2 步。

2	在应用程序按钮栏上， 选择下列应用程序之一：

•	MON > 1G 光纤通道 > 第一层误码率测试

•	MON > 1G 光纤通道 > 第二层流量

•	MON > 2G 光纤通道 > 第一层误码率测试

•	MON > 2G 光纤通道 > 第二层流量

3	可选操作。如果想从第二个端口监控流量， 选择第二个端口。

	用分线器监控光纤通道流量（续）


用分线器监控光纤通道流量

4	使用用于分线器的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的接收插孔， 将另一端插入分线器的发送插孔。

•	单击此处查看布线图。

•	如果在第二个端口上监控流量， 则对第二个端口重复此步骤。

5	验证各个活动端口的差错统计结果。

相关主题

• 以双端口 THRU 模式监控光纤通道流量	• 以单端口 THRU 模式监控光纤通道流量
• 在线业务测试	• 光纤通道测试
• 测试结果


以单端口 THRU 模式监控光纤通道流量

可以用 THRU 模式监控回路上的光纤通道流量。

以单端口 THRU 模式监控光纤通道流量

1	在应用程序按钮栏上， 选择下列应用程序之一：

•	MON > 1G 光纤通道 > 第一层误码率测试

•	MON > 1G 光纤通道 > 第二层流量

•	MON > 2G 光纤通道 > 第一层误码率测试

•	MON > 2G 光纤通道 > 第二层流量

2	如果想将收到的帧环回到发送器（而不是发送空闲帧）， 选择将接收连接到发送按钮。

	以单端口 THRU 模式监控光纤通道流量（续）


以单端口 THRU 模式监控光纤通道流量

3	使用用于交换机的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的发送插孔， 将另一端插入交换机的接收插孔。

•	单击此处查看布线图。

4	使用用于网络接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的接收插孔， 将另一端插入网络接入组件的发送插孔。

5	选择“关闭激光”以打开激光。“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

6	验证结果屏幕上的差错统计结果。

相关主题

• 以双端口 THRU 模式监控光纤通道流量	• 用分线器监控光纤通道流量
• 在线业务测试	• 光纤通道测试
• 测试结果


以双端口 THRU 模式监控光纤通道流量

如果有一个双端口配置， 可以用 THRU 模式双向监控全双工光纤通道流量。以双端口 THRU 模式监控流量时， TestPad 将端口 1 收到的所有流量发送到端口 2 上的发送插孔， 将端口 2 收到的所有流量发送到端口 1 的发送插孔。

以双端口 THRU 模式监控光纤通道流量

1	使用用于交换机的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的端口 1 发送插孔， 将另一端插入交换机的接收插孔。

2	使用用于网络接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的端口 1 接收插孔， 将另一端插入网络接入组件的发送插孔。

3	使用用于交换机的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的端口 2 发送插孔， 将另一端插入交换机的接收插孔。

•	单击此处查看布线图。

	以双端口 THRU 模式监控光纤通道流量


以双端口 THRU 模式监控光纤通道流量

4	使用用于网络接入组件的正确缆线， 将缆线一端插入 TestPad 的端口 2 接收插孔， 将另一端插入网络接入组件的发送插孔。

5	对于各个端口， 进行下列操作：

•	选择端口。

•	在应用程序按钮栏上， 选择 THRU > 1G 光纤通道 > 第二层流量， 或 THRU > 2G 光纤通道 > 第二层流量。

6	在两个端口上选择关闭激光以打开激光。“关闭激光”按钮变为激光打开状态。

7	验证各个活动端口的差错统计结果。

注意：在以 THRU 模式测试后选择 MON（监控）或 TERM（终接）应用程序时， TestPad 将自动为所选测试配置两个端口（使用缺省测试参数）， 并且将启用端口选择按钮， 允许您独立控制各个端口。

相关主题

• 以单端口 THRU 模式监控光纤通道流量	• 用分线器监控光纤通道流量
• 在线业务测试	• 光纤通道测试
• 测试结果


DIX
DIX。46 - 1500 字节


802.3 w/LLC 和 SNAP
802.3 w/LLC 和 SNAP。38 - 1492 字节


802.3 w/LLC
802.3 w/LLC。43 - 1497 字节


DIX
DIX。1501 - 9982 字节


802.3 w/LLC
802.3 w/LLC。1498 - 9979 字节


802.3 w/LLC 和 SNAP
802.3 w/LLC 和 SNAP。 1493 - 9974 字节


Ping 失败消息

类型	代码	消息
3	目的不可达
3	0	网络不可达
3	1	主机不可达
3	4	需要分段
8	0	回应请求
11	超时
11	0	传送过程中超过 TTL
11	1	重新组装过程中超过 TTL


状态指示灯
状态指示灯。当 TestPad 检测到信号、 获得同步、 识别出链路处于活动状态， 然后检测到帧时， 表示 SIGNAL、 SYNC、 LINK ACTIVE 和 FRAME DETECT 的内部绿色指示灯依次亮起。如果信号、 同步、 链路或帧检测丢失， 绿色状态指示灯熄灭， 历史记录栏中红色的警告指示灯亮起， 表示出现错误状况。


警告指示灯
警告指示灯。当出现错误状况如丢失信号或失去同步时， 红色的警告指示灯亮起。对于 SIGNAL、 SYNC、 LINK ACTIVE 和 FRAME DETECT 类别， 外部（历史记录）栏中的红色指示灯亮起。

对于 SUMMARY 类别， 一旦出现概要错误， 则内部栏中的红色指示灯亮起。要在结果窗格中查看概要错误， 选择 Summary 结果类别。


不能用硬环回进行环回测试

- 如果在交换式以太网中进行测试， 必须使用两个 TestPad 作为回路的终端工作站。有关以太网交换的详细解释， 请参阅�以太网交换�主题。

- 如果在非交换式以太网中进行测试， 可以在回路的远端使用硬环回。


BER 测试
BER 测试。现在可通过交换式（第二层）和非交换式（第一层）网络发送 BER 模式， 用 FST-2802 验证回路性能。


1G 和 2G 光纤通道测试
1G 和 2G 光纤通道测试。FST-2802 现在有 1G 和 2G 光纤通道选件， 使您可以通过测试连接、 测量服务中断时间和往返延时以及传送模式来测试和验证光纤通道网络单元和服务， 以解决光纤通道网络单元和系统的抖动和噪声特性。


双端口配置
双端口配置。现在有可选的双端口配置， 允许您同时从两个端口生成和分析以太网或光纤通道流量。


用于以太网测试的 THRU 模式
用于 10/100 以太网测试的 THRU 模式。如果购买可选的双端口配置和 10/100 选件， 则可在 THRU 模式下监控 10/100 流量。


可选铜缆 GigE GBIC
可选铜缆千兆以太网GBIC。现在可用铜缆 GBIC 测试铜缆链路上的 1G 以太网。


可选单模长距离 GBIC
可选单模长距离 GBIC。现在可用长距离 GBIC 测试长距离的 1G 以太网。


可选 GigE 和光纤通道 GBIC
可选千兆以太网和光纤通道 GBIC。现在可用单模或多模千兆以太网和光纤通道 GBIC 测试光纤链路上的光纤通道（和千兆以太网）。


流量生成
流量生成。使用 FST-2802， 可以生成帧和配置流量参数， 如带宽利用率、 帧长度和帧速率。通过为均匀、 突发和递增流量配置流量负荷， 可以模拟不同的网络流量状况和分析链路性能。


过滤流量
过滤流量。使用 FST-2802， 通过定义一个配置来指定要监控的流量的帧特性， 可以过滤收到的流量。


链路状态
链路状态。FST-2802 使用便于解释的指示灯， 可以快速获得正在分析的链路状态的概要信息。指示灯显示链路或特定数据流的状态， 使您可以迅速验证回路的完整性或确定出现问题的地方。


验证端到端连接
验证端到端连接。使用 FST-2802， 可保证物理层的完整性并验证回路的端到端连接。


链路利用率和吞吐能力验证
链路利用率和吞吐能力验证。使用 FST-2802， 可以生成特定带宽的流量以验证链路的无错误吞吐能力。FST-2802 允许您在远端环回帧， 从两个方向验证链路。


识别故障接口的问题
识别故障接口的问题。使用 FST-2802， 可以通过在回路中传送标准帧， 对链路执行基本的故障排除操作， 验证网络单元支持可靠通信的能力。


往返延时测量
往返延时测量。使用 FST-2802， 可以验证链路是否符合客户的服务水平协议中规定的往返延迟要求。还可确保丢帧率和帧差错统计保持在可接受的范围内。


服务中断时间测量
服务中断时间测量。使用 FST-2802， 可以测量将服务切换到保护线路所需的时间。


模式传输
模式传输。使用 FST-2802， 可以通过传送连续随机测试模式 (CRPAT)、 连续抖动测试模式 (CJPAT) 和兼容电源噪声模式 (CSPAT) 来解决物理层网络上千兆以太网和光纤通道部件与系统的抖动和噪声特性。


自适应
自动协商。可以在建立链路之前配置自动协商， 确保 FST-2802 与任何已安装的以太网接口兼容。


帧验证
帧验证。可以验证以太网帧的大小和格式是否符合 IEEE 802.3 或 DIX (Digital/Intel/Xerox) 要求， 确保网络单元能够支持可靠通信。


巨型帧
巨型帧。可以选择传送巨型帧， 即超过 IEEE 802.3 规定的最大长度 1518 字节的帧。


环回帧生成
环回帧生成。可以生成环回帧以便在远端的第二个 FST-2802 上形成环路。此功能允许您在中心位置保留一个 FST-2802 以测量双向吞吐能力。


IP Ping 测试
IP Ping 测试。可以发送 ping 请求以及响应来自其他以太网设备的 ping 消息以验证连接。


RFC 2544 脚本
RFC 2544 脚本。可以运行一个脚本， 自动执行 RFC 2544 建议的测试程序。脚本提示您为每项测试选择关键参数， 运行测试， 然后自动生成测试结果文本文件。


用户指定的源 MAC 地址
用户指定的源 MAC 地址。配置测试时， 可以选择更改指定给 FST-2802 各个端口的缺省 MAC 地址。


帧验证
帧验证。可以验证光纤通道帧的大小和格式是否符合 ANSI X3T11 要求， 确保网络单元能够支持可靠通信。


环回测试
环回测试。可以生成环回帧以便在远端锁定第二个 FST-2802。此功能允许您在中心位置保留一个 FST-2802 以测量双向吞吐能力。


打印能力
打印能力。可以用 FST-2802 打印测试配置和测试结果。可以在指定时间间隔或在测试结束时生成打印文件。还可以随时手动打印测试配置、 测试结果和直方图， 可以加密打印文件数据以保证传送给主管或技术支持部门的数据的完整性。


通过电子邮件发送配置和测试结果
通过电子邮件发送配置和测试结果。如果购买 Networking 选件， 可以通过电子邮件将测试配置和测试结果直接从 FST-2802 发送给主管。


查看便携式文档格式 (PDF) 文件
查看便携式文档格式 (PDF) 文件。可以在 FST-2802 上启动和查看 PDF。


命令行远程控制
命令行远程控制。可以通过发布远程控制命令从远程 PC 或膝上型电脑配置 FST-2802 及进行测试。


远程 GUI
远程 GUI。如果购买 Networking 选件， 可以从任何具有 Web 浏览器的远程设备如 PC 或膝上型电脑， 用远程 GUI 运行 TestPad GUI。从远程设备查看 GUI 时， 您可以配置和进行测试、 查看测试结果以及进行 FST-2802 可以执行的任何操作。


VNC 查看器
VNC 查看器。可以启动虚拟网络计算 (Virtual Network Computing, VNC) 查看器以便从 FST-2802 运行远程应用程序。


FTP
FTP。如果购买了 Networking 选件， 可用 FTP 向 FST-2802 传送文件和从 FST-2802 传送文件。


FST-2802 帮助
FST-2802 帮助。可以显示 FST-2802 帮助， 包括关于配置和进行测试的详情说明、 全面的结果描述和词汇表。


HFPAT
HFPAT。高频测试模式。选择此模式测试10�共 BER 的随机抖动及测试传输时间的不对称。


LFPAT
LFPAT。低频测试模式。选择此模式测试低频随机抖动和 PLL 跟踪差错。


MFPAT
MFPAT。混频测试模式。选择此模式测试随机抖动和确定性抖动。


RDPAT
RDPAT。随机数据测试模式。选择此模式模拟确定性抖动的最差情况。


JTPAT
JTPAT。抖动容限测试模式。选择此模式通过在数据采样回路上应用大的系统相位不连续模式， 以解决收到的眼图中的时序裕度。


SNPAT
SNPAT。电源噪声测试模式。选择此模式模拟网络收发器中电源噪声的最差情况。


CRPAT
CRPAT。长连续随机测试模式。选择此模式， 通过传送具有较宽频率的数据包模拟确定性抖动的最差情况。


CJPAT
CJPAT。长连续抖动测试模式。选择此模式， 通过在数据采样回路上应用大的系统相位不连续模式， 以解决收到的眼图中的时序裕度。


CSPAT
CSPAT。长兼容电源噪声测试模式。选择此模式模拟网络收发器中电源噪声的最差情况。


ping 请求成功
ping 请求成功。如果 ping 请求成功， �回应答复�消息将出现在用户界面的消息显示栏中。


ping 请求不成功
ping 请求不成功。如果 ping 请求不成功， 一条错误消息将出现在用户界面的消息显示栏中。


分段 ping 响应
分段 ping 响应。如果 FST-2802 发送一个 ping 请求， 然后收到对此请求的分段响应， 若收到的第一个分段没有错误， 则应将 ping 视为成功的操作。余下的分段应被丢弃。


分段 ping 请求
分段 ping 请求。如果 FST-2802 收到分段 ping 请求， 它用一个长度与请求的第一个分段相等的 ping 响应对其作出响应。


有标题选项的 ping 包
有报头选项的 ping 包。如果 FST-2802 收到一个有报头选项的 ping 包， 应将此 ping 包丢弃。


多个或连续 ping 包
多个或连续 ping 包。如果将 FST-2802 配置为传送多个或连续 ping 包， 则将以每秒一个包的速率发送。


丢失的 ping 包
丢失的 ping 包。如果 FST-2802 在 3 秒钟内未收到对 ping 包的响应， 则应将此包视为已丢失。


标题字段
报头字段

定义传送配置时， 可以配置以下各个字段：

目的标识。帧前往的 N_port 的地址。

源标识。发出帧的 N_port 的地址。

序列标识。各个流量序列的标识。FST-2802 从各个活动端口发送一个单向流量序列； 因此， 对传送的每个帧， 这一数字都是相同的。定义传送配置时， 可以为从一个端口传送的所有帧指定一个序列标识。

发生器交换标识。发出交换的 N_Port 的标识。

应答器交换标识。交换发生器希望与之通信的 N_Port 的标识。


净荷
净荷。帧传送的实际信息（所有其他数据位均被视为内部开销）。


CRC
CRC。循环冗余检验。始发设备计算并插入帧中的一个值。接收设备执行相同的计算， 并将算出的 CRC 值与帧中的 CRC 值进行比较。如果两个值不一致（表明帧出错）， 即说明出现 CRC 错误。


10/100 接口
10/100 接口。部件号：2802-FE。使用此选件， 您可以测试 10BaseT 和 100BaseTX 链路。如果购买可选的双端口配置，  您可以同时从两个端口传输和分析 10/100 和/或 1G 以太网流量。


虚局域网标签
虚局域网标签。部件号：2 2-VLAN。使用此选件，  FST-2802 可传输虚局域网标签帧， 使您可以验证链路是否支持虚局域网标签。FST-2802 还可分析收到的流量， 以验证是否向链路中的标签帧分配了所需的带宽， 并确定虚局域网优先化是否工作正常。


1G 光纤通道接口
1G 光纤通道接口。部件号：2802-1G-FC。使用此选件， 您可以测试 1G 光纤通道网络组件和服务。如果购买可选的双端口配置和 2G 光纤通道接口， 您可以同时从两个端口传输和分析 1G 和/或 2G 光纤通道流量。


2G 光纤通道接口
2G 光纤通道接口。部件号：2802-2G-FC。使用此选件， 您可以测试 2G 光纤通道网络组件和服务。如果购买可选的双端口配置和 1G 光纤通道接口， 您可以同时从两个端口传输和分析 1G 和/或 2G 光纤通道流量。


第二层 IP 地址过滤器
第二层 IP 地址过滤器。部件号：2802-IP FILTER。使用此选件， 您可以监控 IP 地址的以太网流量， 并查看选定 IP 地址的已过滤第二层链路的统计数据。


多模千兆以太网GBIC
多模千兆以太网GBIC。部件号：AC-GBIC-SX。使用此 GBIC 测试光纤链路上的 1G 以太网， 距离可达：

- 275 米， 采用 62.5祄 多模光纤
- 550 米， 采用 50祄 多模光纤

注意：建议此 GBIC 不与 10 祄 单模光纤配合使用。


单模千兆以太网GBIC
单模千兆以太网GBIC。部件号：AC-GBIC-LX。使用此 GBIC 测试光纤链路上的 1G 以太网， 距离可达：

- 275 米， 采用 62.5祄 多模光纤
- 550 米， 采用 50祄 多模光纤
- 10,000 米， 采用 10 祄 单模光纤


多模千兆以太网和光纤通道 GBIC
多模千兆以太网和光纤通道 GBIC。部件号：AC-GBIC-ALLRATE-SX。使用此 GBIC 测试光纤链路上的 1G 以太网、 1G 光纤通道和 2G 光纤通道， 距离可达：

1G 以太网
- 275 米， 采用 62.5祄 多模光纤
- 550 米， 采用 50祄 多模光纤

1G 光纤通道
- 300 米， 采用 62.5祄 多模光纤
- 550 米， 采用 50祄 多模光纤

2G 光纤通道
- 150 米， 采用 62.5祄 多模光纤
- 300 米， 采用 50祄 多模光纤

注意：建议此 GBIC 不与 10 祄 单模光纤配合使用。


单模千兆以太网和光纤通道 GBIC
单模千兆以太网和光纤通道 GBIC。部件号：AC-GBIC-ALLRATE-LX。使用此 GBIC 测试 1G 以太网、 1G 光纤通道和 2G 光纤通道， 距离可达：

1G 以太网
- 275 米， 采用 62.5祄 多模光纤
- 550 米， 采用 50祄 多模光纤

1G 光纤通道
- 300 米， 采用 62.5祄 多模光纤
- 550 米， 采用 50祄 多模光纤

2G 光纤通道
- 225 米， 采用 62.5祄 多模光纤
- 225 米， 采用 50祄 多模光纤
- 10,000 米， 采用 10祄 单模光纤


铜缆千兆以太网GBIC
铜缆千兆以太网GBIC。部件号：AC-GBIC-COPPER。使用此 GBIC 测试铜缆链路上的 1G 以太网， 距离可达 100 米。

注意：此铜缆 GBIC (AC-GBIC-COPPER) 不支持自动协商； 因此， FST-2802 的链路配对设备也必须使用不支持自动协商的铜缆 GBIC。


单模长距离千兆以太网GBIC
单模长距离千兆以太网GBIC。部件号：AC-GBIC-LONGHAUL。使用此 GBIC 测试光纤链路上的 1G 以太网， 距离可达 80 公里。

注意：建议此 GBIC 不与多模光纤配合使用。


DB-9 母插头至 DB-9 母插头串口通信线
DB-9 母插头至 DB-9 母插头串口通信线。部件号：CB-014491。用于将膝上型电脑连接到 Y 型缆线的串行连接器。通常用于远程控制命令操作。


串行 PCMCIA 卡
串行 PCMCIA 卡。部件号：2000-SERIAL。提供到 TestPad 的第二个串行连接。用于将两个串行设备连接到 TestPad。一个连接到 Y 型缆线的串行连接器， 一个连接到 PCMCIA 卡上的连接器。


模拟拨号调制解调器 PCMCIA 卡
模拟拨号调制解调器 PCMCIA 卡。部件号：2000-ANLG-MODEM。用于建立到 TestPad 的模拟拨号连接。配有 RJ-11 电话线。


RJ-11 电话线（备用）
RJ-11 电话线（备用）。部件号：CB-834011。用于将模拟拨号调制解调器 PCMCIA 卡连接到电话插孔。


以太网 10/100 Base-T LAN PCMCIA 卡
以太网 10/100 Base-T LAN PCMCIA 卡。部件号：2000-LAN。用于从 TestPad 建立到膝上型电脑或 LAN 的以太网连接。配有用于 LAN 连接的以太网 LAN 网线（如有必要， 可订购备用网线）。膝上型电脑连接需要以太网跳线（部件号：CB-834251）。


以太网 LAN 网线（备用）
以太网 LAN 网线（备用）。部件号：CB-016267。用于将 TestPad 中的以太网 PCMCIA 卡连接到以太网插孔。


802.11b 无线 LAN PCMCIA 卡
802.11b 无线 LAN PCMCIA 卡。部件号：2000-WLAN。用于建立到 TestPad 的 802.11 无线连接。


以太网 Type III LAN 卡
以太网 Type III LAN PCMCIA 卡。部件号：2000-LAN-TYPE3。用于从TestPad 建立到膝上型电脑或 LAN 的以太网连接。配有用于 LAN 连接的 6 英尺 LAN 加长线（如有必要， 可订购备用网线）。膝上型电脑连接需要以太网跳线（部件号：CB-834251）。


蓝牙无线 PCMCIA 卡
蓝牙无线 PCMCIA 卡。部件号：2000-BT-MODEM。用于建立到 TestPad 的蓝牙无线连接。


USB 直接连接缆线
USB 直接连接缆线。部件号：CB-18944。用于通过 Y型缆线的 USB 连接器建立从 TestPad 到膝上型电脑的直接 USB 连接。


以太网交叉缆线
以太网跳线（6 英尺）。部件号：CB-834251。用于将 TestPad 的 PCMCIA 以太网卡连接到膝上型电脑。


Y 型缆线
 Y 型缆线（备用）。部件号：CB-45570。连接到 USB/串行端口， 用于将串行设备和 USB 设备连接到 TestPad。


串行打印机
串行打印机。部件号：PR-40B。用于从 TestPad 打印输出测试配置、 测试结果和直方图。需要用 DB-9 母插头至 DB-9 公插头缆线（部件号：CB-018179）连接到 TestPad。


DB-9 母插头至 DB-9 公插头缆线
DB-9 母插头至 DB-9 公插头缆线。部件号：CB-018179。用于将 PR-40B 打印机连接到 Y 型缆线的串行连接器。


DB-9 母插头至 DB-25 公插头缆线
DB-9 母插头至 DB-25 公插头缆线。部件号：CB-45766。用于将 PR-40A 打印机连接到 Y 型缆线的串行连接器。

注意：现已不再销售 PR-40A 打印机。


USB 打印机
USB 打印机。部件号：2000-USB-PRINTER。用于从 TestPad 打印输出测试配置、 测试结果和直方图。USB 打印机通过一条缆线（随打印机提供）连接到 Y 型缆线的 USB 连接器。


USB 便携式键盘
USB 便携式键盘。部件号：2000-USB-EYBRD。连接到 Y 型缆线的 USB 连接器。


USB 鼠标
USB 鼠标。部件号：2000-USB-MOUSE。连接到 Y 型缆线的 USB 连接器。


USB 集线器
USB 集线器。部件号：2000-USB-HUB。连接到 Y 型缆线的 USB 连接器。连接 USB 集线器使您可以同时将多个 USB 设备连接到 TestPad。


2.5mm 耳机
2.5mm 耳机。部件号：2000-HEADSET。连接到 TestPad 底板上的耳机插孔。


ATA PCMCIA 存储卡
ATA PCMCIA 存储卡。部件号：TTC2000-PC。插入 TestPad 顶部或底部的 PCMCIA 卡插槽以存储测试结果或配置。


美洲
电话：	1-866-ACTERNA (1-866-228-3762)

301-353-1550

电子邮件：	tac@acterna.com


欧洲、 非洲和中东
欧洲免费电话：	+800 882 85822

support.uk@acterna.com

Acterna 英国分公司：	support.uk@acterna.com

Acterna 德国分公司：	+49 (0) 7121 86 1345

hotline.germany@acterna.com

Acterna 法国分公司：	+33 (0) 1 39 30 24 24

hotline.germany@acterna.com


巴西
电话：	0800-7015370

4617 3839

4617 3729


其他国家和地区
电话：	1-866-ACTERNA

(1-866-228-3762)

电子邮件：	tac@acterna.com


亚太地区
电话：	+852 2892 0990

（香港）

+8610 6833 7477

（中国北京）


澳洲
电话：	+61 3 9690 6700


USB/串行端口
USB/串行端口。USB/串行端口为 Y 型缆线提供一个 10 针连接器。通过连接 FST-2802 附带的 Y 型缆线， 可以将串行设备（如打印机、 膝上型电脑或 PC）以及 USB 设备（如键盘、 鼠标、 打印机或集线器）连接到 TestPad。Y 型缆线的串行连接器配置为数据终端设备 (DTE) 连接器， USB 端口配置为 USB 主机。


PCMCIA 卡插槽
PCMCIA 卡插槽。TestPad 提供两个 PCMCIA 卡插槽。TestPad 可使用 PCMCIA 卡， 这种卡可用来建立到 TestPad 的串行连接或以太网连接， 用于存储测试配置、 测试结果和打印文件。

注意：以太网卡和串行卡配有缆线， 用于将卡连接到膝上型电脑、 PC 或网络。


程序
程序。选择此项可使用各种应用程序， 如屏幕键盘、 PDF 查看器和 VNC 查看器。如果购买了 Web 浏览器或 VT-100 仿真选件， 相关的应用程序也将作为菜单命令列出。


TestPad 设置
TestPad 设置。选择此项可指定屏幕保护程序、 亮度、 扬声器和日期与时间设置。


连接
连接。选择此项可指定打印机、 网络、 串行远程命令行和远程 GUI 连接的参数。


文件管理
文件管理。选择此项可进入 File Management 对话框， 以管理文件或使用 FTP 将文件传送到 TestPad 或从 TestPad 传送文件。


FST-2802 设置
FST-2802 设置。选择此项可查看 FST-2802 版本信息以及载入升级版本和选项。通过清除 NOVRAM 并将装置设回到出厂缺省设置， 可复位 FST-2802。


打印管理
打印管理。选择此项可设置和安排打印事件， 创建打印输出标题， 打印测试配置、 测试结果和直方图。


存储/调用设置
存储/调用设置。选择此项可进入 Saved Setups 对话框。使用屏幕上的选项， 可存储测试配置。存储配置后， 可以调用并载入该配置以便对测试进行自动配置。


AutoMATE
AutoMATE.如果购买脚本选项， 可以选择 AutoMATE 命令使用您用 Tcl/Tk 开发的自动测试脚本。


帮助
帮助。选择此项可启动 FST-2802 帮助。


重新启动端口 1
重新启动端口 1。选择此项重新启动端口 1 上的测试。


重新启动端口 2
重新启动端口 2。选择此项重新启动端口 2 上的测试。


重新启动两个端口
重新启动两个端口。选择此项重新启动端口 1 和端口 2 上的测试。

注意：还可以用扩展键区上的�重新启动�按钮重新启动两个端口上的测试。


重新启动
重新启动。按此键同时重新启动各个活动端口上的测试。重新启动测试时， TestPad 将当前的测试结果总数复位并清除所有错误和/或警告。

注意：如果要重新启动特定端口上的测试， 选择工具 > 重新启动端口 1 或工具 > 重新启动端口 2。


切换屏幕
切换屏幕。按此键在应用程序之间切换。例如， 如果启动了 Web 浏览器， 按此键可在 TestPad 用户界面和浏览器之间切换。


亮度
亮度。按此键进入 Screen Brightness 选项卡。


键盘
键盘。按此键启动屏幕键盘。


打印机设置
打印机设置。显示一系列选项卡， 允许您在 TestPad 上安排或生成打印输出。


应用程序按钮
应用程序按钮。应用程序按钮位于界面的左上角， 从此按钮可快速进入当前选定端口的每个测试。这些按钮根据操作模式(MON、 TERM 及用于双端口装置的 THRU)、 速率和协议（例如 1G 以太网）以及测试来组织。


“RFC 2544”按钮
揜FC 2544�按钮。揜FC 2544�按钮运行一个脚本， 该脚本自动执行 RFC 2544 推荐的以太网测试程序。该脚本提示您输入关键参数， 运行测试， 然后自动生成测试结果文本文件。


“端口交换”按钮
�端口交换�按钮。如果有一个双端口 FST-2802， �端口交换�按钮在端口 1（灰色）和端口 2（蓝色）之间进行切换， 允许您在选择测试应用程序、 配置测试或执行操作（例如打开激光）之前选择端口。

缺省端口为端口 1。选择端口 1 时， 主屏幕上的按钮为灰色， �已选择端口 1�的字样出现在按钮上。选择端口 2 时， 按钮为蓝色， �已选择端口 2�的字样出现在按钮上。双端口装置的 THRU 按钮始终为蓝灰双色， 因为 THRU 模式适用于两个端口。

单端口用户的界面上不会出现�端口交换�按钮。


Setup 按钮
Setup 按钮。使用 Setup 按钮可对用于配置测试的选项卡进行访问。选择测试所用的端口和应用程序后， 选择 Setup 按钮进行配置。


配置概要栏
配置概要栏。配置概要栏显示为各个端口选择的应用程序。例如， 如果在端口 1 上选择并配置 1G 以太网流量生成测试， 在端口 2 上选择 1G 以太网模式测试应用程序， 配置概要栏中将出现以下信息：

端口 1：终接 1G 以太网流量  端口 2：终接 1G 以太网模式测试


结果按钮
结果按钮。在各个结果窗格中， 有一个�结果分组�和一个�结果类别�按钮。�结果分组�按钮用于设置结果的端口（如果适用）； �结果类别�按钮用于设置结果类别。通过为各个窗格选择不同的端口或类别， 可以同时查看两组结果。


结果窗格
结果窗格。TestPad 的测试结果出现在结果窗格中。


操作按钮
操作按钮。操作按钮位于消息显示栏的上方。操作按钮执行为当前选定端口指定的应用程序所需的附加功能。每选择一种操作模式， 均会出现一组不同的操作按钮。例如， 如果为 1G 以太网、 1G 光纤通道或 2G光纤通道测试配置端口， �打开/关闭激光�操作按钮将出现， 供您打开和关闭激光。视选择的应用程序不同， 按钮可被激活或不可激活。


消息显示栏
消息显示栏。消息显示栏显示各个活动端口的操作模式、 协议、 速率、 状态和当前事件。例如， 消息显示栏可能显示一条确认消息， 通知您回路远端的 TestPad 处于环回模式。要查看历史消息， 选择消息显示栏中的向上箭头。Message History 窗格将出现， 列出最近的十条历史消息。要关闭窗格返回到主屏幕， 选择向下箭头。


“工具”按钮
�工具�按钮。�工具�按钮显示�工具�菜单， 此菜单可用于设置 TestPad、 启动应用程序、 打印结果和配置、 保存和运行已存储的测试配置。还可以用�工具�菜单上的命令启动 FST-2802 帮助及重新启动测试。


“电源状态”按钮
�电源状态�按钮。�电源状态�按钮以直方图和百分比的形式显示当前的电池电量， 并指出是否通过交流适配器向 TestPad 供电。


电源 LED 指示灯
电源指示灯。前面板具有三个电源指示灯：

- TestPad 电量充足时， POWER LED 发亮（绿色）。
- TestPad 正在充电时， CHARGING LED 发亮（绿色）。
- 电池电量低于 25%时， LOW BATTERY LED 发亮（绿色）。


Manual
Manual。选择 Manual 以便手动生成打印输出。


Timed (Repeating)
Timed (Repeating)。选择 Timed (Repeating) 以便以设定的时间间隔定期生成打印输出。

例如， 如果希望 TestPad 每十分钟生成测试结果输出， 选择 Timed (Repeating) 打印模式， 然后进行第 3 步， 指定两次生成打印输出之间的时间间隔。


Timed (Test End)
Timed (Test End)。选择 Timed (Test End) 以便在测试结束时生成打印输出。

例如， 如果希望 TestPad 于测试将在三十分钟内结束时生成测试结果输出， 选择 Timed (Test End) 打印模式， 然后进行第 3 步， 指定测试重新开始后的时间（三十分钟）。


All Results
All Results。选择 All Results， 打印测试的所有结果。进行第 7 步。


Selected Categories
Selected Categories。选择 Selected Categories， 打印特定类别分组的测试结果。进行第 5 步。


Controls
Controls。选择 Controls， 打印测试的配置。进行第 7 步。


Histogram
Histogram。选择 Histogram， 根据直方图配置打印特定结果。进行第 6 步。


使用远程控制命令
使用远程控制命令。有关使用远程控制命令的详细信息， 请参阅《FST-2802 TestPad 用户指南》。


以太网（网络）

-  以太网网络
-  以太网 PCMCIA 卡
-  以太网局域网网线


以太网（直接）

-  以太网 PCMCIA 卡
-  以太网局域网交叉网线


802.11b

-  802.11b 网络
-  802.11b PCMCIA 卡


蓝牙

-  蓝牙网络
-  蓝牙 PCMCIA 卡


USB 直接

-  USB 直接连接缆线
-  Y 型缆线


装置不能开机。

- 检查电源并重新启动装置。

- 验证已将 FST-2802 附带的电源连接到应用模块的连接器上。连接到 FST-2802 应用模块时， 不能使用 TestPad 2000A 上的电源。

- 验证装置已被稳固连接到 UIM 和 FST-2802。如果未正确装配 TestPad， 装置将不能开机。

FST-2802 应用模块只与 TestPad 2000A 兼容。


测试结果不能打印。

- 验证打印机缆线已正确连接到 TestPad。

- 验证已为打印机正确设置了打印参数。

- 验证已正确配置了打印机。

- 验证打印机已开机并且有纸。


得到不一致的测试结果。

测试结果不一致的主要原因是未正确连接测试连接器。

- 验证已根据进行的测试设置了测试连接器。

- 验证已根据进行的测试正确设置了测试配置。

- 如果进行光纤测试， 确保光纤连接器洁净。


Preamble/SFD
Preamble/SFD。允许接收器与传入数据保持同步并确定以太网帧起始位置的数据。SFD（起始帧分界符）指示帧的目的地址即将开始。


目的地址
目的地址。帧前往的网络单元的地址。


源地址
源地址。最初发出帧的网络单元的地址。


类型
类型。帧净荷中第三层协议的类型。


净荷
净荷。帧传送的实际信息（所有其他数据位均被视为内部开销）。


FCS
FCS。帧校验序列。始发设备计算并插入到帧的一个值。接收设备执行相同的计算， 并将算出的 FCS 值与帧中的 FCS 值进行比较。如果两个值不一致（表明帧出错）， 即说明出现 FCS 错误。交换设备将丢弃此帧。


长度
长度。以字节为单位显示数据净荷的长度。


LLC
LLC。逻辑链路控制。长度为三个字节， 指定存储数据帧的内存缓冲器。


SNAP
SNAP。子网络访问协议。指定供应商代码和 Ethertype 的协议。


Ping 包
Ping 包。帧传送的 PING 包（所有其他数据位均被视为内部开销）。


虚局域网
虚局域网。含有协议 ID、 优先级和虚局域网 ID。在以太网中， 协议 ID 固定为 81-00 十六进制数字。


处于具有第二层交换器的网络中的硬环回
带第二层交换机的网络中的硬环回


使用两个 FST-2802 的环回应用


SIGNAL 指示灯未亮起
SIGNAL 指示灯未亮起。

- 访问设备发送器已关机或出现故障。验证光电平已从网络接入到设备。

- GBIC 未正确安装。验证�检测到 GBIC�结果出现在�概要�结果类别中。如果出现�未检测到�， 重新安装 GBIC。


SIGNAL 指示灯亮起， 但 SYNC 指示灯未亮起
SIGNAL 指示灯亮起， 但 SYNC 指示灯未亮起。

- 远端 TestPad 未连接到回路。

- 近端网络侧单元有一个接收器出现故障， 或者远端网络侧单元有一个发送器出现故障。

- 近端和远端设备配置为不同的速率（1G 和 2G 光纤通道）。


SIGNAL 和 SYNC 指示灯亮起， 但 LINK ACTIVE 指示灯未亮起
SIGNAL 和 SYNC 指示灯亮起， 但 LINK ACTIVE 指示灯未亮起。

- 远端 TestPad 未获取同步。

- 远端 TestPad 获取同步， 但自动协商出现问题。验证两个设备均已启用自动协商并且两个设备至少有一个共有功能， 或者两个设备均已关闭自动协商。

- 已经为一个非帧（第一层）BERT 测试配置了 TestPad。执行这种测试时， LINK ACTIVE指示灯不会亮起。